text:
Kính hiển vi điện tử truyền qua
Kính hiển vi điện tử truyền qua (tiếng Anh: transmission electron microscopy, viết tắt: TEM) là một thiết bị nghiên cứu vi cấu trúc vật rắn, sử dụng chùm điện tử có năng lượng cao chiếu xuyên qua mẫu vật rắn mỏng và sử dụng các thấu kính từ để tạo ảnh với độ phóng đại lớn (có thể tới hàng triệu lần), ảnh có thể tạo ra trên màn huỳnh quang, hay trên film quang học, hay ghi nhận bằng các máy chụp kỹ thuật số.
Mục lục
- 1 Lịch sử
- 2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của kính hiển vi điện tử truyền qua
- 3 Sự tạo ảnh trong TEM
- 4 Xử lý mẫu và các phép phân tích trong TEM
- 5 Các loại kính hiển vi điện tử truyền qua hiện đại
- 6 Ưu điểm và hạn chế của TEM
- 7 Xem thêm
- 8 Tài liệu tham khảo
- 9 Liên kết ngoài
Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]
Ta biết rằng kính hiển vi quang học sử dụng ánh sáng khả kiến để quan sát các vật nhỏ, do đó độ phân giải của kính hiển vi quang học bị giới hạn bởi bước sóng ánh sáng khả kiến, và không thể cho phép nhìn thấy các vật có kích thước nhỏ hơn.
Một điện tử chuyển động với vận tốc v, sẽ có xung lượng , và nó tương ứng với một sóng có bước sóng cho bởi hệ thức de Broglie:
Ta thấy rằng bước sóng của điện tử nhỏ hơn rất nhiều so với bước sóng ánh sáng khả kiến nên việc sử dụng sóng điện tử thay cho sóng ánh sáng sẽ tạo ra thiết bị có độ phân giải tốt hơn nhiều kính hiển vi quang học.
Năm 1931, lần đầu tiên Ernst August Friedrich Ruska cùng với một kỹ sư điện là Max Knoll lần đầu tiên dựng nên mô hình kính hiển vi điện tử truyền qua sơ khai, sử dụng các thấu kính từ để tạo ảnh của các sóng điện tử. Thiết bị thực sự đầu tiên được xây dựng vào năm 1938 bởi Albert Presbus và James Hillier (1915-2007) ở Đại học Toronto (Canada) là một thiết bị hoàn chỉnh thực sự. Nguyên tắc tạo ảnh của TEM gần giống với kính hiển vi quang học, điểm khác quan trọng là sử dụng sóng điện tử thay cho sóng ánh sáng và thấu kính từ thay cho thấu kính thủy tinh[1],[2].
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của kính hiển vi điện tử truyền qua[sửa | sửa mã nguồn]
Đối tượng sử dụng của TEM là chùm điện tử có năng lượng cao, vì thế các cấu kiện chính của TEM được đặt trong cột chân không siêu cao được tạo ra nhờ các hệ bơm chân không (bơm turbo, bơm iôn..).
Súng phóng điện tử[sửa | sửa mã nguồn]
Trong TEM, điện tử được sử dụng thay cho ánh sáng (trong kính hiển vi quang học). Điện tử được phát ra từ súng phóng điện tử. Có hai cách để tạo ra chùm điện tử:
- Sử dụng nguồn phát xạ nhiệt điện tử: Điện tử được phát ra từ một catốt được đốt nóng (năng lượng nhiệt do đốt nóng sẽ cung cấp cho điện tử động năng để thoát ra khỏi liên kết với kim loại. Do bị đốt nóng nên súng phát xạ nhiệt thường có tuổi thọ không cao và độ đơn sắc của chùm điện tử thường kém. Nhưng ưu điểm của nó là rất rẻ tiền và không đòi hỏi chân không siêu cao. Các chất phổ biến dùng làm catốt là W, Pt, LaB6...
- Sử dụng súng phát xạ trường (Field Emission Gun, các TEM sử dụng nguyên lý này thường được viết là FEG TEM): Điện tử phát ra từ catốt nhờ một điện thế lớn đặt vào vì thế nguồn phát điện tử có tuổi thọ rất cao, cường độ chùm điện tử lớn và độ đơn sắc rất cao, nhưng có nhược điểm là rất đắt tiền và đòi hỏi môi trường chân không siêu cao.
Sau khi thoát ra khỏi catốt, điện tử di truyển đến anốt rỗng và được tăng tốc dưới thế tăng tốc V (một thông số quan trọng của TEM). Lúc đó, điện tử sẽ thu được một động năng:
Và xung lượng p sẽ được cho bởi công thức:
Như vậy, bước sóng của điện tử quan hệ với thế tăng tốc V theo công thức:
Với thế tăng tốc V = 100 kV, ta có bước sóng điện tử là 0,00386 nm. Nhưng với thế tăng tốc cỡ 200 kV trở nên, vận tốc của điện tử trở nên đáng kể so với vận tốc ánh sáng, và khối lượng của điện tử thay đổi đáng kể, do đó phải tính theo công thức tổng quát (có hiệu ứng tương đối tính):
Các hệ thấu kính và lăng kính[sửa | sửa mã nguồn]
Vì trong TEM sử dụng chùm tia điện tử thay cho ánh sáng khả kiến nên việc điều khiển sự tạo ảnh không còn là thấu kính thủy tinh nữa mà thay vào đó là các thấu kính từ. Thấu kính từ thực chất là một nam châm điện có cấu trúc là một cuộn dây cuốn trên lõi làm bằng vật liệu từ mềm. Từ trường sinh ra ở khe từ sẽ được tính toán để có sự phân bố sao cho chùm tia điện tử truyền qua sẽ có độ lệch thích hợp với từng loại thấu kính. Tiêu cự của thấu kính được điều chỉnh thông qua từ trường ở khe từ, có nghĩa là điều khiển cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây. Vì có dòng điện chạy qua, cuộn dây sẽ bị nóng lên do đó cần được làm lạnh bằng nước hoặc nitơ lỏng. Trong TEM, có nhiều thấu kính có vai trò khác nhau:
- Hệ kính hội tụ và tạo chùm tia song song (Condenser lens)
- Đây là hệ thấu kính có tác dụng tập trung chùm điện tử vừa phát ra khỏi súng phóng và điều khiển kích thước cũng như độ hội tụ của chùm tia. Hệ hội tụ C1 có vai trò điều khiển chùm tia vừa phát ra khỏi hệ phát điện tử được tập trung vào quỹ đạo của trục quang học. Khi truyền đến hệ C2, chùm tia sẽ được điều khiển sao cho tạo thành chùm song song (cho các CTEM) hoặc thành chùm hội tụ hẹp (cho các STEM, hoặc nhiễu xạ điện tử chùm tia hội tụ) nhờ việc điều khiển dòng qua thấu kính hoặc điều khiển độ lớn của khẩu độ hội tụ C2.
- Vật kính (Objective lens)
- Là thấu kính ghi nhận chùm điện tử đầu tiên từ mẫu vật và luôn được điều khiển sao cho vật sẽ ở vị trí có khả năng lấy nét khi độ phóng đại của hệ được thay đổi. Vật kính có vai trò tạo ảnh, việc điều chỉnh lấy nét được thực hiện bằng cách thay đổi dòng điện chạy qua cuộn dây, qua đó làm thay đổi tiêu cực của thấu kính.
- Thấu kính nhiễu xạ (Diffraction lens)
- Có vai trò hội tụ chùm tia nhiễu xạ từ các góc khác nhau và tạo ra ảnh nhiễu xạ điện tử trên mặt phẳng tiêu của thấu kính.
- Thấu kính Lorentz (Lorentz lens, twin lens)
- Được sử dụng trong kính hiển vi Lorentz để ghi ảnh cấu trúc từ của vật rắn. Thấu kính Lorentz khác vật kính thông thường ở việc nó có tiêu cự lớn hơn và vị trí lấy nét (in focus) là vị trí mà các chùm tia điện tử truyền qua hội tụ tại mặt phẳng tiêu sau, trùng với mặt phẳng khẩu độ vật kính. Thấu kính Lorentz thường bị đặt xa để đủ khả năng ghi góc lệch do từ tính (vốn rất nhỏ).
- Thấu kính phóng đại (Magnifying lens, intermediate lens)
- Là hệ thấu kính sau vật kính, và độ phóng đại của hệ được thay đổi bằng cách thay đổi tiệu cự của thấu kính.
Ngoài ra, trong TEM còn có các hệ lăng kính có tác dụng bẻ đường đi của điện tử để lật ảnh hoặc điều khiển việc ghi nhận điện tử trong các phép phân tích khác nhau.
Các khẩu độ[sửa | sửa mã nguồn]
Là hệ thống các màn chắn có lỗ với độ rộng có thể thay đổi nhằm thay đổi các tính chất của chùm điện tử như khả năng hội tụ, độ rộng, lựa chọn các vùng nhiễu xạ của điện tử...
- Khẩu độ hội tụ (Condenser Aperture)
- Là hệ khẩu độ được dùng cùng với hệ thấu kính hội tụ, có tác dụng điều khiển sự hội tụ của chùm tia điện tử, thay đổi kích thước chùm tia và góc hội tụ của chùm tia, thường mang ký hiệu C1 và C2.
- Khẩu độ vật (Objective Aperture)
- Được đặt phía bên dưới vật có tác dụng hứng chùm tia điện tử vừa xuyên qua mẫu vật nhằm: thay đổi độ tương phản của ảnh, hoặc lựa chọn chùm tia ở các góc lệch khác nhau (khi điện tử bị tán xạ khi truyền qua vật).
- Khẩu độ lựa chọn vùng(Selected Area Aperture)
- Được dùng để lựa chọn diện tích vùng mẫu vật sẽ ghi ảnh nhiễu xạ điện tử, được dùng khi sử dụng kỹ thuật nhiễu xạ điện tử lựa chọn vùng.
Sự tạo ảnh trong TEM[sửa | sửa mã nguồn]
Xét trên nguyên lý, ảnh của TEM vẫn được tạo theo các cơ chế quang học, nhưng tính chất ảnh tùy thuộc vào từng chế độ ghi ảnh. Điểm khác cơ bản của ảnh TEM so với ảnh quang học là độ tương phản khác so với ảnh trong kính hiển vi quang học và các loại kính hiển vi khác. Nếu như ảnh trong kính hiển vi quang học có độ tương phản chủ yếu đem lại do hiệu ứng hấp thụ ánh sáng thì độ tương phản của ảnh TEM lại chủ yếu xuất phát từ khả năng tán xạ điện tử. Các chế độ tương phản trong TEM:
- Tương phản biên độ: Đem lại do hiệu ứng hấp thụ điện tử (do độ dày, do thành phần hóa học) của mẫu vật.
- Tương phản pha: Có nguồn gốc từ việc các điện tử bị tán xạ dưới các góc khác nhau.
- Tương phản nhiễu xạ: Liên quan đến việc các điện tử bị tán xạ theo các hướng khác nhau do tính chất của vật rắn tinh thể.
Bộ phận ghi nhận và quan sát ảnh[sửa | sửa mã nguồn]
Khác với kính hiển vi quang học, TEM sử dụng chùm điện tử thay cho nguồn sáng khả kiến nên cách quan sát ghi nhận cũng khác. Để quan sát ảnh, các dụng cụ ghi nhận phải là các thiết bị chuyển đổi tín hiệu, hoạt động dựa trên nguyên lý ghi nhận sự tương tác của điện tử với chất rắn.
- Màn huỳnh quang và phim quang học
- Là dụng cụ ghi nhận điện tử dựa trên nguyên lý phát quang của chất phủ trên bề mặt. Trên bề mặt của màn hình, người ta phủ một lớp vật liệu huỳnh quang. Khi điện tử va đập vào màn hình, vật liệu sẽ phát quang và ảnh được ghi nhận thông qua ánh sáng phát quang này. Cũng tương tự nguyên lý này, người ta có thể sử dụng phim ảnh để ghi lại ảnh và ảnh ban đầu được lưu dưới dạng phim âm bản và sẽ được tráng rửa sau khi sử dụng.
- CCD Camera (Charge-couple Device Camera)
Điều kiện tương điểm[sửa | sửa mã nguồn]
Điều kiện tương điểm có nguyên lý giống như điều kiện tương điểm trong quang học, tức là điều kiện để ảnh của một vật phẳng nằm trên một mặt phẳng. Trong TEM, điều kiện tương điểm liên quan đến việc điều chỉnh cân bằng các chùm tia và các hệ thấu kính.
- Điều kiện tương điểm hệ hội tụ (Condenser Astigmatism)
- Là việc điều chỉnh hệ thấu kính hội tụ sao cho chùm tia có tính chất đối xứng trục quang học. Khi quan sát trên màn ảnh, chùm tia phải có hình tròn và hội tụ đồng tâm tại một điểu (khi mở rộng và thu hẹp). Nguyên lý của việc điều chỉnh này là điều chỉnh sự cân bằng của từ trường sinh ra trong các cuộn dây của thấu kính hội tụ.
- Điều kiện tương điểm vật (Objective Astigmatism)
- Là việc điều chỉnh vật kính sao cho mặt phẳng của mẫu vật song song với mặt phẳng quang học của vật kính, sao cho các chùm tia xuất phát từ các điểm trên cùng một mặt phẳng sẽ hội tụ tại một mặt phẳng song song với vật.
- Điều kiện tương điểm nhiễu xạ (Diffraction Astigmatism)
- Tương điểm nhiễu xạ là điều chỉnh cho trục quang học của chùm tia trùng với trục quang học của quang hệ. Khi đó, vân nhiễu xạ trung tâm trên mặt phẳng tiêu của vật kính sẽ phải đối xứng đồng tâm qua trục quang học, và sẽ nằm đúng trên mặt phẳng của khẩu độ vật kính.
Ảnh hưởng của tính tương điểm lên chất lượng ảnh ở điều kiện độ phóng đại thấp là rất nhỏ, nhưng khi tăng độ phóng đại đến cỡ lớn (cỡ trên 50 ngàn lần) thì ảnh hưởng của tính tương điểm trở nên rõ rệt. Khi đó, nếu quang hệ không thỏa mãn tính chất tương điểm sẽ có thể dẫn đến việc ảnh có thể bị bóp méo, không thể lấy nét hoặc độ phân giải rất kém. Đặc biệt ở chế độ ghi ảnh có độ phân giải cao, yêu cầu về độ tương điểm càng lớn.
Ảnh trường sáng, trường tối[sửa | sửa mã nguồn]
Là chế độ ghi ảnh phổ thông của các TEM dựa trên nguyên lý ghi nhận các chùm tia bị lệch đi với các góc (nhỏ) khác nhau sau khi truyền qua mẫu vật.
- Ảnh trường sáng (Bright-field imaging): Là chế độ ghi ảnh mà khẩu độ vật kính sẽ được đưa vào để hứng chùm tia truyền theo hướng thẳng góc. Như vậy, các vùng mẫu cho phép chùm tia truyền thẳng góc sẽ sáng và các vùng gây ra sự lệch tia sẽ bị tối. Ảnh trường sáng về mặt cơ bản có độ sáng lớn.
- Ảnh trường tối (Dark-field imaging): Là chế độ ghi ảnh mà chùm tia sẽ bị chiếu lệch góc sao cho khẩu độ vật kính sẽ hứng chùm tia bị lệch một góc nhỏ (việc này được thực hiện nhờ việc tạo phổ nhiễu xạ trước đó, mỗi vạch nhiễu xạ sẽ tương ứng với một góc lệch). Ảnh thu được sẽ là các các đốm sáng trắng trên nền tối. Nền sáng tương ứng với các vùng mẫu có góc lệch được chọn, nền tối là từ các vùng khác. Ảnh trường tối rất nhạy với cấu trúc tinh thể và cho độ sắc nét từ các hạt tinh thể cao.
Ảnh hiển vi điện tử truyền qua độ phân giải cao[sửa | sửa mã nguồn]
Là một trong những tính năng mạnh của kính hiển vi điện tử truyền qua, cho phép quan độ phân giải từ các lớp tinh thể của chất rắn. Trong thuật ngữ khoa học, ảnh hiển vi điện tử độ phân giải cao thường được viết tắt là HRTEM (là chữ viết tắt High-Resolution Transmission Electron Microscopy). Chế độ HRTEM chỉ có thể thực hiện được khi:
- - Kính hiển vi có khả năng thực hiện việc ghi ảnh ở độ phóng đại lớn.
- - Quang sai của hệ đỏ nhỏ cho phép (liên quan đến độ đơn sắc của chùm tia điện tử và sự hoàn hảo của các hệ thấu kính.
- - Việc điều chỉnh tương điểm phải đạt mức tối ưu.
- - Độ dày của mẫu phải đủ mỏng (thường dưới 70 nm).
HRTEM là một công cụ mạnh để nghiên cứu cấu trúc tinh thể của các vật liệu rắn.
- Xem bài chi tiết: Hiển vi điện tử truyền qua độ phân giải cao
Ảnh cấu trúc từ[sửa | sửa mã nguồn]
Đối với các mẫu có từ tính, khi điện tử truyền qua sẽ bị lệch đi do tác dụng của lực Lorentz và việc ghi lại ảnh theo cơ chế này sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến cấu trúc từ và cho phép nghiên cứu các tính chất từ vi mô của vật liệu. Chế độ ghi ảnh này đã phát triển thành hai kiểu:
Ưu điểm của TEM là cho phép ghi ảnh với độ phân giải cao và có độ nhạy cao với sự thay đổi cấu trúc nên các chế độ ghi ảnh từ tính cũng là các công cụ mạnh trong các nghiên cứu về vi từ.
Xử lý mẫu và các phép phân tích trong TEM[sửa | sửa mã nguồn]
Nhiễu xạ điện tử[sửa | sửa mã nguồn]
Nhiễu xạ điện tử là một phép phân tích mạnh của TEM. Khi điện tử truyền qua mẫu vật, các lớp tinh thể trong vật rắn đóng vai trò như các cách tử nhiễu xạ và tạo ra hiện tượng nhiễu xạ trên tinh thể. Đây là một phép phân tích cấu trúc tinh thể rất mạnh.
- Xem bài chi tiết: Nhiễu xạ điện tử
Các phép phân tích tia X[sửa | sửa mã nguồn]
Nguyên lý của các phép phân tích tia X là dựa trên hiện tượng chùm điện tử có năng lượng cao tương tác với các lớp điện tử bên trong của vật rắn dẫn đến việc phát ra các tia X đặc trưng liên quan đến thành phần hóa học của chất rắn. Do đó, các phép phân tích này rất hữu ích để xác định thành phần hóa học của chất rắn. Có một số phép phân tích như:
- - Phổ tán sắc năng lượng tia X (Energy Dispersive Spectroscopy - EDS, hay EDX)
- - Phổ huỳnh quang tia X (X-ray Luminescent Spectroscopy)
- -...
Phân tích năng lượng điện tử[sửa | sửa mã nguồn]
Các phép phân tích này liên quan đến việc chùm điện tử sau khi tương tác với mẫu truyền qua sẽ bị tổn hao năng lượng (Phổ tổn hao năng lượng điện tử - Electron Energy Loss Spectroscopy, EELS), hoặc phát ra các điện tử thứ cấp (Phổ Ausger) hoặc bị tán xạ ngược. Các phổ này cho phép nghiên cứu phân bố các nguyên tố hóa học, các liên kết hóa học hoặc các cấu trúc điện từ...
Xử lý mẫu cho phép đo TEM[sửa | sửa mã nguồn]
Vì sử dụng chế độ điện tử đâm xuyên qua mẫu vật nên mẫu vật quan sát trong TEM luôn phải đủ mỏng. Xét trên nguyên tắc, TEM bắt đầu ghi nhận được ảnh với các mẫu có chiều dày dưới 500 nm, tuy nhiên, ảnh chỉ trở nên có chất lượng tốt khi mẫu mỏng dưới 150 nm. Vì thế, việc xử lý (tạo mẫu mỏng) cho phép đo TEM là cực kỳ quan trọng.
- Phương pháp truyền thống
- Phương pháp truyền thống là sử dụng hệ thống mài cắt cơ học. Mẫu vật liệu được cắt ra thành các đĩa tròn (có kích thước đủ với giá mẫu) và ban đầu được mài mỏng đến độ dày dưới 10 μmm (cho phép ánh sáng khả kiến truyền qua). Tiếp đó, việc mài đến độ dày thích hợp được thực hiện nhờ thiết bị mài bằng chùm iôn, sử dụng các iôn khí hiếm (được gia tốc với năng lượng dưới 10 kV) bắn phá đến độ dày thích hợp. Cách thức xử lý này tốn nhiều thời gian và đòi hỏi mức độ tỉ mỉ rất cao.
- Sử dụng kỹ thuật chùm iôn hội tụ
- Kỹ thuật chùm iôn hội tụ là thực hiện việc xử lý mẫu trên thiết bị cùng tên. Người ta dùng một chùm iôn (của kim loại lỏng, thường là Ga), được gia tốc tới năng lượng cao (cỡ 30 - 50 kV) được hội tụ thành một chùm rất nhỏ và được điều khiển nhờ hệ thấu kính điện từ để cắt ra các lát mỏng, hàn gắn trên giá mẫu và mài mỏng đến mức độ đủ mỏng. Các công việc được tiến hành nhờ điều khiển bằng máy tính và trong chân không cao. Phép xử lý này tiến hành rất nhanh và có thể cho mẫu rất mỏng, nhưng đôi khi mẫu bị nhiễm bẩn từ các iôn Ga.
- Xem bài chi tiết: Chùm iôn hội tụ
Các loại kính hiển vi điện tử truyền qua hiện đại[sửa | sửa mã nguồn]
Kính hiển vi điện tử truyền qua truyền thống (Conventional TEM - CTEM)[sửa | sửa mã nguồn]
Kính hiển vi điện tử truyền qua truyền thống (thường được viết tắt là CTEM, từ tên gọi Conventional Transmission Electron Microscope) là kính hiển vi điện tử truyền qua thông thường, sử dụng chùm điện tử song song chiếu xuyên qua mẫu vật. Vì chùm điện tử là song song nên góc tán xạ của điện tử khi truyền qua mẫu là nhỏ do đó các phép phân tích bị hạn chế.
Kính hiển vi điện tử truyền qua quét (Scanning TEM - STEM)[sửa | sửa mã nguồn]
Kính hiển vi điện tử truyền qua quét là một loại kính hiển vi điện tử truyền qua nhưng khác với CTEM là chùm điện tử truyền qua mẫu là một chùm điện tử được hội tụ thành một chùm hẹp và được quét trên mẫu. Nhờ việc điều khiển khẩu độ và thấu kính hội tụ, chùm điện tử có thế hội tụ thành một chùm tia có kích thước rất hẹp (các STEM mạnh hiện nay có thể cho kích thước tới dưới 1 nm) do đó cho phép ghi ảnh với độ phân giải rất cao. Hơn nữa, vì chùm điện tử là hội tụ, nên góc tán xạ của điện tử sau khi truyền qua mẫu sẽ rất lớn và tạo ra nhiều phép phân tích mạnh, ví dụ như phép ghi ảnh trường tối với góc lệch vành khuyên lớn (High-annular dark-field imaging - HADF), khả năng phân tích phân bố các nguyên tố với độ phân giải cực cao nhờ phép phân tích phổ tổn hao năng lượng điện tử (EELS) thực hiện đồng thời với quá trình ghi ảnh. Hơn nữa, ảnh độ phân giải cao trực tiếp liên quan đến nguyên tử khối của các nguyên tố, do đó rất hữu ích cho việc phân tích sự phân bố của các nguyên tố hóa học[3]. (xem bài chi tiết Kính hiển vi điện tử truyền qua quét)
STEM lần đầu được xây dựng năm 1938 bởi Manfred von Ardenne của công ty Siemens (Berlin, Đức) chỉ sau một thời gian TEM xuất hiện, nhưng hầu như không thể phát triển do việc khó khăn trong việc hội tụ chùm điện tử có tính đơn sắc kém vào điểm nhỏ. Tuy nhiên, phải đến năm 1970 STEM mới thực sự phát triển nhờ việc tạo ra chùm điện tử có độ đơn sắc cao nhờ súng phát xạ trường (FEG). Cho đến hiện nay, STEM là công cụ mạnh để ghi ảnh với độ phân giải tới cấp nguyên tử[4]. Trong những nghiên cứu phát triển STEM hiện nay, mục tiêu loại trừ quang sai (do tính không hoàn toàn đơn sắc của chùm điện tử) đang là vấn đề cấp bách để đạt được các STEM có độ phân giải cực lớn. Nhiều dự án xây dựng các STEM mạnh đang được phát triển dựa trên mục tiêu này và người ta đang xây dựng những STEM có khả năng phân giải cao, gọi là SuperSTEM[5].
Toàn ảnh điện tử[sửa | sửa mã nguồn]
- Xem bài chi tiết: Toàn ảnh điện tử
Là một thiết bị nghiên cứu cấu trúc điện từ của vật rắn dựa trên cấu trúc của kính hiển vi điện tử truyền qua. Toàn ảnh điện tử dựa trên việc ghi lại ảnh toàn ký của chùm điện tử truyền qua vật được giao thoa với chùm điện tử mẫu, đưa đến các thông tin về cấu trúc từ với độ phân giải không gian rất cao.
Ưu điểm và hạn chế của TEM[sửa | sửa mã nguồn]
Dù được phát triển từ rất lâu, nhưng đến thời điểm hiện tại, TEM vẫn là một công cụ nghiên cứu mạnh và hiện đại trong nghiên cứu về cấu trúc vật rắn, được sử dụng rộng rãi trong vật lý chất rắn, khoa học vật liệu, công nghệ nanô, hóa học, sinh học, y học... và vẫn đang trong quá trình phát triển với nhiều tính năng và độ mạnh mới.
- Điểm mạnh của TEM
- - Có thể tạo ra ảnh cấu trúc vật rắn với độ tương phản, độ phân giải (kể cả không gian và thời gian) rất cao đồng thời dễ dàng thông dịch các thông tin về cấu trúc. Khác với dòng kính hiển vi quét đầu dò, TEM cho ảnh thật của cấu trúc bên trong vật rắn nên đem lại nhiều thông tin hơn, đồng thời rất dễ dàng tạo ra các hình ảnh này ở độ phân giải tới cấp độ nguyên tử.
- - Đi kèm với các hình ảnh chất lượng cao là nhiều phép phân tích rất hữu ích đem lại nhiều thông tin cho nghiên cứu vật liệu.
- Điểm yếu của TEM
- - Đắt tiền: TEM có nhiều tính năng mạnh và là thiết bị rất hiện đại do đó giá thành của nó rất cao, đồng thời đòi hỏi các điều kiện làm việc cao ví dụ chân không siêu cao, sự ổn định về điện và nhiều phụ kiện đi kèm.
- - Đòi hỏi nhiều phép xử lý mẫu phức tạp cần phải phá hủy mẫu (điều này không thích hợp với nhiều tiêu bản sinh học).
- - Việc điều khiển TEM rất phức tạp và đòi hỏi nhiều bước thực hiện chính xác cao[6].
Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]
Tài liệu tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ Williams D.B., Carter C.B (1996). Transmission Electron Microscopy: A Textbook for Materials Science. Kluwer Academic / Plenum Publishers. ISBN 0-306-45324-X.
- ^ De Graef M. (2003). Introduction to Conventional Transmission Electron Microscopy. Cambridge University Press. ISBN 0-521-62995.
- ^ FEI Tecnai TF20 STEM/TEM in Glasgow.
- ^ Browning, N. D.; Chisholm M. F. & Pennycook S. J. Atomic-resolution chemical analysis using a scanning transmission electron microscope, Nature 336 (1993) 143-146.
- ^ SuperSTEM Project, United Kingdom
- ^ Learn to use TEM
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- The National Center for Electron Microscopy, Berkeley California USA
- The National Center for Macromolecular Imaging, Houston Texas USA
- The National Resource for Automated Molecular Microscopy, La Jolla California USA
- Manufacturer of TEM's (FEI Company)
- Delong Group
- Tutorial courses in Transmission Electron Microscopy
- Cambridge University Teaching and Learning Package on TEM
- SuperSTEM project (UK)

markdown:
# Kính hiển vi điện tử truyền qua
**Kính hiển vi điện tử truyền qua** ( [tiếng Anh](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh): *transmission electron microscopy*, viết tắt: TEM) là một thiết bị nghiên cứu vi cấu trúc vật rắn, sử dụng chùm [điện tử](/wiki/Electron) có năng lượng cao chiếu xuyên qua mẫu vật rắn mỏng và sử dụng các [thấu kính từ](/wiki/Th%E1%BA%A5u_k%C3%ADnh_t%E1%BB%AB) để tạo ảnh với độ phóng đại lớn (có thể tới hàng triệu lần), ảnh có thể tạo ra trên màn huỳnh quang, hay trên film [quang học](/wiki/Quang_h%E1%BB%8Dc), hay ghi nhận bằng các máy chụp kỹ thuật số.
## Mục lục
[1 Lịch sử](#L.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.AD) [2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của kính hiển vi điện tử truyền qua](#C.E1.BA.A5u_t.E1.BA.A1o_v.C3.A0_nguy.C3.AAn_l.C3.BD_l.C3.A0m_vi.E1.BB.87c_c.E1.BB.A7a_k.C3.ADnh_hi.E1.BB.83n_vi_.C4.91i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD_truy.E1.BB.81n_qua) [3 Sự tạo ảnh trong TEM](#S.E1.BB.B1_t.E1.BA.A1o_.E1.BA.A3nh_trong_TEM) [4 Xử lý mẫu và các phép phân tích trong TEM](#X.E1.BB.AD_l.C3.BD_m.E1.BA.ABu_v.C3.A0_c.C3.A1c_ph.C3.A9p_ph.C3.A2n_t.C3.ADch_trong_TEM) [5 Các loại kính hiển vi điện tử truyền qua hiện đại](#C.C3.A1c_lo.E1.BA.A1i_k.C3.ADnh_hi.E1.BB.83n_vi_.C4.91i.E1.BB.87n_t.E1.BB.AD_truy.E1.BB.81n_qua_hi.E1.BB.87n_.C4.91.E1.BA.A1i) [6 Ưu điểm và hạn chế của TEM](#.C6.AFu_.C4.91i.E1.BB.83m_v.C3.A0_h.E1.BA.A1n_ch.E1.BA.BF_c.E1.BB.A7a_TEM) [7 Xem thêm](#Xem_th.C3.AAm) [8 Tài liệu tham khảo](#T.C3.A0i_li.E1.BB.87u_tham_kh.E1.BA.A3o) [9 Liên kết ngoài](#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i)
## Lịch sử[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=1) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=1)]
Ta biết rằng
[kính hiển vi quang học](/wiki/K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_quang_h%E1%BB%8Dc) sử dụng [ánh sáng khả kiến](/wiki/%C3%81nh_s%C3%A1ng_nh%C3%ACn_th%E1%BA%A5y_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c) để quan sát các vật nhỏ, do đó [độ phân giải](/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99_ph%C3%A2n_gi%E1%BA%A3i&action=edit&redlink=1) của [kính hiển vi quang học](/wiki/K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_quang_h%E1%BB%8Dc) bị giới hạn bởi [bước sóng](/wiki/B%C6%B0%E1%BB%9Bc_s%C3%B3ng) [ánh sáng khả kiến](/wiki/%C3%81nh_s%C3%A1ng_nh%C3%ACn_th%E1%BA%A5y_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c), và không thể cho phép nhìn thấy các vật có kích thước nhỏ hơn.
Một
[điện tử](/wiki/Electron) chuyển động với [vận tốc](/wiki/V%E1%BA%ADn_t%E1%BB%91c) v, sẽ có [xung lượng](/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng)
, và nó tương ứng với một
[sóng](/wiki/Chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng_s%C3%B3ng) có [bước sóng](/wiki/B%C6%B0%E1%BB%9Bc_s%C3%B3ng) cho bởi [hệ thức de Broglie](/w/index.php?title=H%E1%BB%87_th%E1%BB%A9c_de_Broglie&action=edit&redlink=1):
Ta thấy rằng bước sóng của điện tử nhỏ hơn rất nhiều so với bước sóng ánh sáng khả kiến nên việc sử dụng sóng điện tử thay cho sóng ánh sáng sẽ tạo ra thiết bị có độ phân giải tốt hơn nhiều
[kính hiển vi quang học](/wiki/K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_quang_h%E1%BB%8Dc).
Năm 1931, lần đầu tiên
[Ernst August Friedrich Ruska](/w/index.php?title=Ernst_August_Friedrich_Ruska&action=edit&redlink=1) cùng với một kỹ sư điện là [Max Knoll](/w/index.php?title=Max_Knoll&action=edit&redlink=1) lần đầu tiên dựng nên mô hình kính hiển vi điện tử truyền qua sơ khai, sử dụng các thấu kính từ để tạo ảnh của các sóng điện tử. Thiết bị thực sự đầu tiên được xây dựng vào năm 1938 bởi Albert Presbus và James Hillier (1915-2007) ở [Đại học Toronto](/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Toronto) ( [Canada](/wiki/Canada)) là một thiết bị hoàn chỉnh thực sự. Nguyên tắc tạo ảnh của TEM gần giống với kính hiển vi quang học, điểm khác quan trọng là sử dụng sóng điện tử thay cho sóng ánh sáng và thấu kính từ thay cho thấu kính thủy tinh , [1] . [[2]](#cite_note-2)
## Cấu tạo và nguyên lý làm việc của kính hiển vi điện tử truyền qua[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=2) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=2)]
Đối tượng sử dụng của TEM là chùm điện tử có năng lượng cao, vì thế các cấu kiện chính của TEM được đặt trong cột
[chân không](/wiki/Ch%C3%A2n_kh%C3%B4ng) siêu cao được tạo ra nhờ các hệ bơm chân không ( [bơm turbo](/w/index.php?title=B%C6%A1m_turbo&action=edit&redlink=1), [bơm iôn](/w/index.php?title=B%C6%A1m_i%C3%B4n&action=edit&redlink=1)..).
### Súng phóng điện tử[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=3) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=3)]
Trong TEM,
[điện tử](/wiki/Electron) được sử dụng thay cho [ánh sáng](/wiki/%C3%81nh_s%C3%A1ng) (trong [kính hiển vi quang học](/wiki/K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_quang_h%E1%BB%8Dc)). Điện tử được phát ra từ súng phóng điện tử. Có hai cách để tạo ra chùm điện tử:
- Sử dụng nguồn phát xạ nhiệt điện tử: Điện tử được phát ra từ một catốt được đốt nóng (năng lượng nhiệt do đốt nóng sẽ cung cấp cho điện tử
[động năng](/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_n%C4%83ng)để thoát ra khỏi liên kết với [kim loại](/wiki/Kim_lo%E1%BA%A1i). Do bị đốt nóng nên súng phát xạ nhiệt thường có tuổi thọ không cao và độ đơn sắc của chùm điện tử thường kém. Nhưng ưu điểm của nó là rất rẻ tiền và không đòi hỏi chân không siêu cao. Các chất phổ biến dùng làm catốt là [W](/wiki/W), [Pt](/wiki/PT), [La](/wiki/La) [B](/wiki/B) 6...
- Sử dụng súng phát xạ trường (Field Emission Gun, các TEM sử dụng nguyên lý này thường được viết là
*FEG TEM*): Điện tử phát ra từ catốt nhờ một [điện thế](/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_th%E1%BA%BF)lớn đặt vào vì thế nguồn phát điện tử có tuổi thọ rất cao, cường độ chùm điện tử lớn và độ đơn sắc rất cao, nhưng có nhược điểm là rất đắt tiền và đòi hỏi môi trường chân không siêu cao.
Sau khi thoát ra khỏi catốt, điện tử di truyển đến
[anốt](/w/index.php?title=An%E1%BB%91t&action=edit&redlink=1) rỗng và được tăng tốc dưới thế tăng tốc V (một thông số quan trọng của TEM). Lúc đó, điện tử sẽ thu được một [động năng](/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_n%C4%83ng):
Và xung lượng p sẽ được cho bởi công thức:
Như vậy, bước sóng của điện tử quan hệ với thế tăng tốc V theo công thức:
Với thế tăng tốc V = 100 kV, ta có bước sóng điện tử là 0,00386 nm. Nhưng với thế tăng tốc cỡ 200 kV trở nên, vận tốc của điện tử trở nên đáng kể so với
[vận tốc ánh sáng](/wiki/T%E1%BB%91c_%C4%91%E1%BB%99_%C3%A1nh_s%C3%A1ng), và khối lượng của điện tử thay đổi đáng kể, do đó phải tính theo công thức tổng quát (có hiệu ứng tương đối tính):
### Các hệ thấu kính và lăng kính[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=4) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=4)]
Vì trong TEM sử dụng chùm tia
[điện tử](/wiki/Electron) thay cho ánh sáng khả kiến nên việc điều khiển sự tạo ảnh không còn là [thấu kính](/wiki/Th%E1%BA%A5u_k%C3%ADnh) [thủy tinh](/wiki/Th%E1%BB%A7y_tinh) nữa mà thay vào đó là các [thấu kính từ](/wiki/Th%E1%BA%A5u_k%C3%ADnh_t%E1%BB%AB). [Thấu kính từ](/wiki/Th%E1%BA%A5u_k%C3%ADnh_t%E1%BB%AB) thực chất là một [nam châm điện](/wiki/Nam_ch%C3%A2m_%C4%91i%E1%BB%87n) có cấu trúc là một cuộn dây cuốn trên lõi làm bằng [vật liệu từ mềm](/wiki/V%E1%BA%ADt_li%E1%BB%87u_t%E1%BB%AB_m%E1%BB%81m). Từ trường sinh ra ở khe từ sẽ được tính toán để có sự phân bố sao cho chùm tia điện tử truyền qua sẽ có độ lệch thích hợp với từng loại thấu kính. [Tiêu cự](/wiki/Ti%C3%AAu_c%E1%BB%B1) của thấu kính được điều chỉnh thông qua [từ trường](/wiki/T%E1%BB%AB_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng) ở khe từ, có nghĩa là điều khiển [cường độ dòng điện](/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n#C.C6.B0.E1.BB.9Dng_.C4.91.E1.BB.99_d.C3.B2ng_.C4.91i.E1.BB.87n) chạy qua cuộn dây. Vì có [dòng điện](/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n) chạy qua, cuộn dây sẽ bị nóng lên do đó cần được làm lạnh bằng nước hoặc [nitơ](/wiki/Nit%C6%A1) lỏng. Trong TEM, có nhiều thấu kính có vai trò khác nhau: **Hệ kính hội tụ và tạo chùm tia song song**( *Condenser lens*)
- Đây là hệ thấu kính có tác dụng tập trung chùm điện tử vừa phát ra khỏi súng phóng và điều khiển kích thước cũng như độ hội tụ của chùm tia. Hệ hội tụ C1 có vai trò điều khiển chùm tia vừa phát ra khỏi hệ phát
[điện tử](/wiki/Electron)được tập trung vào quỹ đạo của trục quang học. Khi truyền đến hệ C2, chùm tia sẽ được điều khiển sao cho tạo thành chùm song song (cho các CTEM) hoặc thành chùm hội tụ hẹp (cho các STEM, hoặc [nhiễu xạ điện tử chùm tia hội tụ](/wiki/Nhi%E1%BB%85u_x%E1%BA%A1_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD)) nhờ việc điều khiển dòng qua thấu kính hoặc điều khiển độ lớn của khẩu độ hội tụ C2. **Vật kính**( *Objective lens*)
- Là thấu kính ghi nhận chùm điện tử đầu tiên từ mẫu vật và luôn được điều khiển sao cho vật sẽ ở vị trí có khả năng lấy nét khi độ phóng đại của hệ được thay đổi. Vật kính có vai trò tạo ảnh, việc điều chỉnh lấy nét được thực hiện bằng cách thay đổi dòng điện chạy qua cuộn dây, qua đó làm thay đổi tiêu cực của thấu kính.
**Thấu kính nhiễu xạ**( *Diffraction lens*)
- Có vai trò hội tụ chùm tia nhiễu xạ từ các góc khác nhau và tạo ra ảnh
[nhiễu xạ điện tử](/wiki/Nhi%E1%BB%85u_x%E1%BA%A1_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD)trên mặt phẳng tiêu của [thấu kính](/wiki/Th%E1%BA%A5u_k%C3%ADnh). **Thấu kính Lorentz**( *Lorentz lens, twin lens*)
- Được sử dụng trong
[kính hiển vi Lorentz](/wiki/K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_Lorentz)để ghi ảnh cấu trúc từ của vật rắn. Thấu kính Lorentz khác vật kính thông thường ở việc nó có tiêu cự lớn hơn và vị trí lấy nét ( *in focus*) là vị trí mà các chùm tia điện tử truyền qua hội tụ tại [mặt phẳng tiêu](/w/index.php?title=M%E1%BA%B7t_ph%E1%BA%B3ng_ti%C3%AAu&action=edit&redlink=1)sau, trùng với mặt phẳng khẩu độ vật kính. Thấu kính Lorentz thường bị đặt xa để đủ khả năng ghi góc lệch do từ tính (vốn rất nhỏ). **Thấu kính phóng đại**( *Magnifying lens, intermediate lens*)
- Là hệ thấu kính sau vật kính, và độ phóng đại của hệ được thay đổi bằng cách thay đổi tiệu cự của thấu kính.
Ngoài ra, trong TEM còn có các hệ
[lăng kính](/wiki/L%C4%83ng_k%C3%ADnh) có tác dụng bẻ đường đi của điện tử để lật ảnh hoặc điều khiển việc ghi nhận điện tử trong các phép phân tích khác nhau.
### Các khẩu độ[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=5) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=5)]
Là hệ thống các màn chắn có lỗ với độ rộng có thể thay đổi nhằm thay đổi các tính chất của chùm điện tử như khả năng hội tụ, độ rộng, lựa chọn các vùng nhiễu xạ của điện tử...
**Khẩu độ hội tụ**( *Condenser Aperture*)
- Là hệ
[khẩu độ](/wiki/Kh%E1%BA%A9u_%C4%91%E1%BB%99)được dùng cùng với hệ thấu kính hội tụ, có tác dụng điều khiển sự hội tụ của chùm tia điện tử, thay đổi kích thước chùm tia và góc hội tụ của chùm tia, thường mang ký hiệu C1 và C2. **Khẩu độ vật**( *Objective Aperture*)
- Được đặt phía bên dưới vật có tác dụng hứng chùm tia điện tử vừa xuyên qua mẫu vật nhằm: thay đổi độ tương phản của ảnh, hoặc lựa chọn chùm tia ở các góc lệch khác nhau (khi điện tử bị tán xạ khi truyền qua vật).
**Khẩu độ lựa chọn vùng**( *Selected Area Aperture*)
- Được dùng để lựa chọn diện tích vùng mẫu vật sẽ ghi ảnh
[nhiễu xạ điện tử](/wiki/Nhi%E1%BB%85u_x%E1%BA%A1_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD), được dùng khi sử dụng kỹ thuật [nhiễu xạ điện tử lựa chọn vùng](/wiki/Nhi%E1%BB%85u_x%E1%BA%A1_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD).
## Sự tạo ảnh trong TEM[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=6) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=6)]
Xét trên nguyên lý, ảnh của TEM vẫn được tạo theo các cơ chế quang học, nhưng tính chất ảnh tùy thuộc vào từng chế độ ghi ảnh. Điểm khác cơ bản của ảnh TEM so với ảnh quang học là
[độ tương phản](/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99_t%C6%B0%C6%A1ng_ph%E1%BA%A3n&action=edit&redlink=1) khác so với ảnh trong [kính hiển vi quang học](/wiki/K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_quang_h%E1%BB%8Dc) và các loại kính hiển vi khác. Nếu như ảnh trong [kính hiển vi quang học](/wiki/K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_quang_h%E1%BB%8Dc) có độ tương phản chủ yếu đem lại do hiệu ứng hấp thụ ánh sáng thì độ tương phản của ảnh TEM lại chủ yếu xuất phát từ khả năng [tán xạ](/wiki/T%C3%A1n_x%E1%BA%A1) điện tử. Các chế độ tương phản trong TEM: **Tương phản biên độ**: Đem lại do hiệu ứng hấp thụ điện tử (do độ dày, do thành phần hóa học) của mẫu vật. **Tương phản pha**: Có nguồn gốc từ việc các điện tử bị [tán xạ](/wiki/T%C3%A1n_x%E1%BA%A1)dưới các góc khác nhau. **Tương phản nhiễu xạ**: Liên quan đến việc các điện tử bị tán xạ theo các hướng khác nhau do tính chất của vật rắn [tinh thể](/wiki/C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc_tinh_th%E1%BB%83).
### Bộ phận ghi nhận và quan sát ảnh[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=7) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=7)]
Khác với
[kính hiển vi quang học](/wiki/K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_quang_h%E1%BB%8Dc), TEM sử dụng chùm điện tử thay cho nguồn sáng khả kiến nên cách quan sát ghi nhận cũng khác. Để quan sát ảnh, các dụng cụ ghi nhận phải là các thiết bị chuyển đổi tín hiệu, hoạt động dựa trên nguyên lý ghi nhận sự tương tác của điện tử với chất rắn. **Màn huỳnh quang và phim quang học**
- Là dụng cụ ghi nhận điện tử dựa trên nguyên lý phát quang của chất phủ trên bề mặt. Trên bề mặt của màn hình, người ta phủ một lớp vật liệu huỳnh quang. Khi điện tử va đập vào màn hình, vật liệu sẽ phát quang và ảnh được ghi nhận thông qua ánh sáng phát quang này. Cũng tương tự nguyên lý này, người ta có thể sử dụng
[phim](/wiki/Phim_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng))ảnh để ghi lại ảnh và ảnh ban đầu được lưu dưới dạng [phim âm bản](/w/index.php?title=Phim_%C3%A2m_b%E1%BA%A3n&action=edit&redlink=1)và sẽ được tráng rửa sau khi sử dụng. **CCD Camera**( *Charge-couple Device Camera*)
### Điều kiện tương điểm[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=8) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=8)]
Điều kiện tương điểm có nguyên lý giống như điều kiện tương điểm trong quang học, tức là điều kiện để ảnh của một vật phẳng nằm trên một mặt phẳng. Trong TEM, điều kiện tương điểm liên quan đến việc điều chỉnh cân bằng các chùm tia và các hệ thấu kính.
**Điều kiện tương điểm hệ hội tụ**( *Condenser Astigmatism*)
- Là việc điều chỉnh hệ thấu kính hội tụ sao cho chùm tia có tính chất đối xứng trục quang học. Khi quan sát trên màn ảnh, chùm tia phải có hình tròn và hội tụ đồng tâm tại một điểu (khi mở rộng và thu hẹp). Nguyên lý của việc điều chỉnh này là điều chỉnh sự cân bằng của từ trường sinh ra trong các cuộn dây của thấu kính hội tụ.
**Điều kiện tương điểm vật**( *Objective Astigmatism*)
- Là việc điều chỉnh vật kính sao cho mặt phẳng của mẫu vật song song với mặt phẳng quang học của
[vật kính](/w/index.php?title=V%E1%BA%ADt_k%C3%ADnh&action=edit&redlink=1), sao cho các chùm tia xuất phát từ các điểm trên cùng một mặt phẳng sẽ hội tụ tại một mặt phẳng song song với vật. **Điều kiện tương điểm nhiễu xạ**( *Diffraction Astigmatism*)
- Tương điểm nhiễu xạ là điều chỉnh cho trục quang học của chùm tia trùng với trục quang học của quang hệ. Khi đó, vân nhiễu xạ trung tâm trên mặt phẳng tiêu của vật kính sẽ phải đối xứng đồng tâm qua trục quang học, và sẽ nằm đúng trên mặt phẳng của khẩu độ vật kính.
Ảnh hưởng của tính tương điểm lên chất lượng ảnh ở điều kiện độ phóng đại thấp là rất nhỏ, nhưng khi tăng độ phóng đại đến cỡ lớn (cỡ trên 50 ngàn lần) thì ảnh hưởng của tính tương điểm trở nên rõ rệt. Khi đó, nếu quang hệ không thỏa mãn tính chất tương điểm sẽ có thể dẫn đến việc ảnh có thể bị bóp méo, không thể lấy nét hoặc độ phân giải rất kém. Đặc biệt ở chế độ ghi ảnh có độ phân giải cao, yêu cầu về độ tương điểm càng lớn.
### Ảnh trường sáng, trường tối[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=9) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=9)]
Là chế độ ghi ảnh phổ thông của các TEM dựa trên nguyên lý ghi nhận các chùm tia bị lệch đi với các góc (nhỏ) khác nhau sau khi truyền qua mẫu vật.
**Ảnh trường sáng**( *Bright-field imaging*): Là chế độ ghi ảnh mà khẩu độ vật kính sẽ được đưa vào để hứng chùm tia truyền theo hướng thẳng góc. Như vậy, các vùng mẫu cho phép chùm tia truyền thẳng góc sẽ sáng và các vùng gây ra sự lệch tia sẽ bị tối. Ảnh trường sáng về mặt cơ bản có độ sáng lớn. **Ảnh trường tối**( *Dark-field imaging*): Là chế độ ghi ảnh mà chùm tia sẽ bị chiếu lệch góc sao cho khẩu độ vật kính sẽ hứng chùm tia bị lệch một góc nhỏ (việc này được thực hiện nhờ việc tạo phổ nhiễu xạ trước đó, mỗi vạch nhiễu xạ sẽ tương ứng với một góc lệch). Ảnh thu được sẽ là các các đốm sáng trắng trên nền tối. Nền sáng tương ứng với các vùng mẫu có góc lệch được chọn, nền tối là từ các vùng khác. Ảnh trường tối rất nhạy với cấu trúc tinh thể và cho độ sắc nét từ các hạt tinh thể cao.
### Ảnh hiển vi điện tử truyền qua độ phân giải cao[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=10) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=10)]
Là một trong những tính năng mạnh của kính hiển vi điện tử truyền qua, cho phép quan độ phân giải từ các lớp
[tinh thể](/wiki/Tinh_th%E1%BB%83) của [chất rắn](/wiki/Ch%E1%BA%A5t_r%E1%BA%AFn). Trong thuật ngữ khoa học, ảnh hiển vi điện tử độ phân giải cao thường được viết tắt là * (là chữ viết tắt HRTEM* *High-Resolution Transmission Electron Microscopy*). Chế độ [HRTEM](/wiki/Hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua_%C4%91%E1%BB%99_ph%C3%A2n_gi%E1%BA%A3i_cao)chỉ có thể thực hiện được khi:
- - Kính hiển vi có khả năng thực hiện việc ghi ảnh ở độ phóng đại lớn.
- - Quang sai của hệ đỏ nhỏ cho phép (liên quan đến độ đơn sắc của chùm tia
[điện tử](/wiki/Electron)và sự hoàn hảo của các hệ thấu kính.
- - Việc điều chỉnh tương điểm phải đạt mức tối ưu.
- - Độ dày của mẫu phải đủ mỏng (thường dưới 70 nm).
[HRTEM](/wiki/Hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua_%C4%91%E1%BB%99_ph%C3%A2n_gi%E1%BA%A3i_cao) là một công cụ mạnh để nghiên cứu cấu trúc tinh thể của các vật liệu rắn. *Xem bài chi tiết:* [Hiển vi điện tử truyền qua độ phân giải cao](/wiki/Hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua_%C4%91%E1%BB%99_ph%C3%A2n_gi%E1%BA%A3i_cao)
### Ảnh cấu trúc từ[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=11) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=11)]
Đối với các mẫu có từ tính, khi điện tử truyền qua sẽ bị lệch đi do tác dụng của lực Lorentz và việc ghi lại ảnh theo cơ chế này sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến
[cấu trúc từ](/wiki/%C4%90%C3%B4men_t%E1%BB%AB) và cho phép nghiên cứu các tính chất từ vi mô của vật liệu. Chế độ ghi ảnh này đã phát triển thành hai kiểu:
Ưu điểm của TEM là cho phép ghi ảnh với độ phân giải cao và có độ nhạy cao với sự thay đổi cấu trúc nên các chế độ ghi ảnh từ tính cũng là các công cụ mạnh trong các nghiên cứu về vi từ.
## Xử lý mẫu và các phép phân tích trong TEM[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=12) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=12)] ![ ](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Ernst_Ruska_Electron_Microscope_-_Deutsches_Museum_-_Munich-edit.jpg/300px-Ernst_Ruska_Electron_Microscope_-_Deutsches_Museum_-_Munich-edit.jpg)
![ ](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Ernst_Ruska_Electron_Microscope_-_Deutsches_Museum_-_Munich-edit.jpg/300px-Ernst_Ruska_Electron_Microscope_-_Deutsches_Museum_-_Munich-edit.jpg)
[Đức](/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c).
### Nhiễu xạ điện tử[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=13) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=13)] [Nhiễu xạ điện tử](/wiki/Nhi%E1%BB%85u_x%E1%BA%A1_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD) là một phép phân tích mạnh của TEM. Khi điện tử truyền qua mẫu vật, các lớp tinh thể trong vật rắn đóng vai trò như các [cách tử](/w/index.php?title=C%C3%A1ch_t%E1%BB%AD&action=edit&redlink=1) [nhiễu xạ](/wiki/Nhi%E1%BB%85u_x%E1%BA%A1) và tạo ra hiện tượng nhiễu xạ trên tinh thể. Đây là một phép phân tích cấu trúc tinh thể rất mạnh. **Xem bài chi tiết**: [Nhiễu xạ điện tử](/wiki/Nhi%E1%BB%85u_x%E1%BA%A1_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD)
### Các phép phân tích tia X[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=14) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=14)]
Nguyên lý của các phép phân tích
[tia X](/wiki/Tia_X) là dựa trên hiện tượng chùm điện tử có năng lượng cao tương tác với các lớp điện tử bên trong của vật rắn dẫn đến việc phát ra các [tia X](/wiki/Tia_X) đặc trưng liên quan đến thành phần hóa học của chất rắn. Do đó, các phép phân tích này rất hữu ích để xác định thành phần hóa học của chất rắn. Có một số phép phân tích như:
- -
[Phổ tán sắc năng lượng tia X](/wiki/Ph%E1%BB%95_t%C3%A1n_s%E1%BA%AFc_n%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_tia_X)( *Energy Dispersive Spectroscopy - EDS, hay EDX*)
- -
[Phổ huỳnh quang tia X](/w/index.php?title=Ph%E1%BB%95_hu%E1%BB%B3nh_quang_tia_X&action=edit&redlink=1)( *X-ray Luminescent Spectroscopy*)
- -...
### Phân tích năng lượng điện tử[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=15) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=15)]
Các phép phân tích này liên quan đến việc chùm điện tử sau khi tương tác với mẫu truyền qua sẽ bị tổn hao năng lượng (
[Phổ tổn hao năng lượng điện tử](/wiki/Ph%E1%BB%95_t%E1%BB%95n_hao_n%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD) - *Electron Energy Loss Spectroscopy*, *EELS*), hoặc phát ra các điện tử thứ cấp ( [Phổ Ausger](/w/index.php?title=Ph%E1%BB%95_Ausger&action=edit&redlink=1)) hoặc bị tán xạ ngược. Các phổ này cho phép nghiên cứu phân bố các nguyên tố hóa học, các liên kết hóa học hoặc các cấu trúc điện từ...
### Xử lý mẫu cho phép đo TEM[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=16) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=16)]
Vì sử dụng chế độ điện tử đâm xuyên qua mẫu vật nên mẫu vật quan sát trong TEM luôn phải đủ mỏng. Xét trên nguyên tắc, TEM bắt đầu ghi nhận được ảnh với các mẫu có chiều dày dưới 500 nm, tuy nhiên, ảnh chỉ trở nên có chất lượng tốt khi mẫu mỏng dưới 150 nm. Vì thế, việc xử lý (tạo mẫu mỏng) cho phép đo TEM là cực kỳ quan trọng.
**Phương pháp truyền thống**
- Phương pháp truyền thống là sử dụng hệ thống mài cắt cơ học. Mẫu vật liệu được cắt ra thành các đĩa tròn (có kích thước đủ với giá mẫu) và ban đầu được mài mỏng đến độ dày dưới 10 μmm (cho phép
[ánh sáng khả kiến](/wiki/%C3%81nh_s%C3%A1ng_nh%C3%ACn_th%E1%BA%A5y_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c)truyền qua). Tiếp đó, việc mài đến độ dày thích hợp được thực hiện nhờ thiết bị mài bằng chùm iôn, sử dụng các iôn [khí hiếm](/wiki/Kh%C3%AD_hi%E1%BA%BFm)(được [gia tốc](/wiki/Gia_t%E1%BB%91c)với năng lượng dưới 10 kV) bắn phá đến độ dày thích hợp. Cách thức xử lý này tốn nhiều thời gian và đòi hỏi mức độ tỉ mỉ rất cao. **Sử dụng kỹ thuật chùm iôn hội tụ**
- Kỹ thuật
[chùm iôn hội tụ](/wiki/Ch%C3%B9m_i%C3%B4n_h%E1%BB%99i_t%E1%BB%A5)là thực hiện việc xử lý mẫu trên thiết bị cùng tên. Người ta dùng một chùm iôn (của [kim loại](/wiki/Kim_lo%E1%BA%A1i)lỏng, thường là [Ga](/wiki/Ga_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng))), được gia tốc tới năng lượng cao (cỡ 30 - 50 kV) được hội tụ thành một chùm rất nhỏ và được điều khiển nhờ hệ thấu kính điện từ để cắt ra các lát mỏng, hàn gắn trên giá mẫu và mài mỏng đến mức độ đủ mỏng. Các công việc được tiến hành nhờ điều khiển bằng [máy tính](/wiki/M%C3%A1y_t%C3%ADnh)và trong chân không cao. Phép xử lý này tiến hành rất nhanh và có thể cho mẫu rất mỏng, nhưng đôi khi mẫu bị nhiễm bẩn từ các iôn [Ga](/wiki/Ga_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng)). *Xem bài chi tiết:* [Chùm iôn hội tụ](/wiki/Ch%C3%B9m_i%C3%B4n_h%E1%BB%99i_t%E1%BB%A5)
## Các loại kính hiển vi điện tử truyền qua hiện đại[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=17) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=17)]
### Kính hiển vi điện tử truyền qua truyền thống (Conventional TEM - CTEM)[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=18) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=18)]
Kính hiển vi điện tử truyền qua truyền thống (thường được viết tắt là
*, từ tên gọi CTEM* *Conventional Transmission Electron Microscope*) là kính hiển vi điện tử truyền qua thông thường, sử dụng chùm điện tử song song chiếu xuyên qua mẫu vật. Vì chùm điện tử là song song nên góc tán xạ của điện tử khi truyền qua mẫu là nhỏ do đó các phép phân tích bị hạn chế.
[Kính hiển vi điện tử truyền qua quét](/wiki/K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua_qu%C3%A9t) (Scanning TEM - STEM)[ [sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=19) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=19)] [Kính hiển vi điện tử truyền qua quét](/wiki/K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua_qu%C3%A9t) là một loại kính hiển vi điện tử truyền qua nhưng khác với CTEM là chùm điện tử truyền qua mẫu là một chùm điện tử được hội tụ thành một chùm hẹp và được quét trên mẫu. Nhờ việc điều khiển khẩu độ và thấu kính hội tụ, chùm điện tử có thế hội tụ thành một chùm tia có kích thước rất hẹp (các STEM mạnh hiện nay có thể cho kích thước tới dưới 1 nm) do đó cho phép ghi ảnh với độ phân giải rất cao. Hơn nữa, vì chùm điện tử là hội tụ, nên góc tán xạ của điện tử sau khi truyền qua mẫu sẽ rất lớn và tạo ra nhiều phép phân tích mạnh, ví dụ như phép ghi ảnh trường tối với góc lệch vành khuyên lớn ( *High-annular dark-field imaging* - *HADF*), khả năng phân tích phân bố các nguyên tố với độ phân giải cực cao nhờ phép phân tích [phổ tổn hao năng lượng điện tử](/wiki/Ph%E1%BB%95_t%E1%BB%95n_hao_n%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD) ( *EELS*) thực hiện đồng thời với quá trình ghi ảnh. Hơn nữa, ảnh độ phân giải cao trực tiếp liên quan đến nguyên tử khối của các nguyên tố, do đó rất hữu ích cho việc phân tích sự phân bố của các nguyên tố hóa học . (xem bài chi tiết [3] *)* [Kính hiển vi điện tử truyền qua quét](/wiki/K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua_qu%C3%A9t)
STEM lần đầu được xây dựng năm
[1938](/wiki/1938) bởi [Manfred von Ardenne](/w/index.php?title=Manfred_von_Ardenne&action=edit&redlink=1) của công ty [Siemens](/wiki/Siemens_AG) ( [Berlin](/wiki/Berlin), [Đức](/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c)) chỉ sau một thời gian TEM xuất hiện, nhưng hầu như không thể phát triển do việc khó khăn trong việc hội tụ chùm điện tử có tính đơn sắc kém vào điểm nhỏ. Tuy nhiên, phải đến năm [1970](/wiki/1970) STEM mới thực sự phát triển nhờ việc tạo ra chùm điện tử có độ đơn sắc cao nhờ súng phát xạ trường (FEG). Cho đến hiện nay, STEM là công cụ mạnh để ghi ảnh với độ phân giải tới cấp [nguyên tử](/wiki/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD) . Trong những nghiên cứu phát triển STEM hiện nay, mục tiêu loại trừ quang sai (do tính không hoàn toàn đơn sắc của chùm điện tử) đang là vấn đề cấp bách để đạt được các STEM có độ phân giải cực lớn. Nhiều dự án xây dựng các STEM mạnh đang được phát triển dựa trên mục tiêu này và người ta đang xây dựng những STEM có khả năng phân giải cao, gọi là SuperSTEM [4] . [[5]](#cite_note-5)
### Toàn ảnh điện tử[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=20) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=20)] *Xem bài chi tiết:* [Toàn ảnh điện tử](/wiki/To%C3%A0n_%E1%BA%A3nh_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD)
Là một thiết bị nghiên cứu cấu trúc điện từ của vật rắn dựa trên cấu trúc của kính hiển vi điện tử truyền qua. Toàn ảnh điện tử dựa trên việc ghi lại ảnh toàn ký của chùm điện tử truyền qua vật được
[giao thoa](/wiki/Giao_thoa) với chùm điện tử mẫu, đưa đến các thông tin về cấu trúc từ với độ phân giải không gian rất cao.
## Ưu điểm và hạn chế của TEM[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=21) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=21)]
Dù được phát triển từ rất lâu, nhưng đến thời điểm hiện tại, TEM vẫn là một công cụ nghiên cứu mạnh và hiện đại trong nghiên cứu về cấu trúc vật rắn, được sử dụng rộng rãi trong
[vật lý chất rắn](/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_ch%E1%BA%A5t_r%E1%BA%AFn), [khoa học vật liệu](/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%E1%BA%ADt_li%E1%BB%87u), [công nghệ nanô](/wiki/C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_nano), [hóa học](/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc), [sinh học](/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc), [y học](/wiki/Y_h%E1%BB%8Dc)... và vẫn đang trong quá trình phát triển với nhiều tính năng và độ mạnh mới. **Điểm mạnh của TEM**
- - Có thể tạo ra ảnh cấu trúc vật rắn với độ tương phản, độ phân giải (kể cả không gian và thời gian) rất cao đồng thời dễ dàng thông dịch các thông tin về cấu trúc. Khác với dòng
[kính hiển vi quét đầu dò](/wiki/K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_qu%C3%A9t_%C4%91%E1%BA%A7u_d%C3%B2), TEM cho ảnh thật của cấu trúc bên trong vật rắn nên đem lại nhiều thông tin hơn, đồng thời rất dễ dàng tạo ra các hình ảnh này ở độ phân giải tới cấp độ nguyên tử.
- - Đi kèm với các hình ảnh chất lượng cao là nhiều phép phân tích rất hữu ích đem lại nhiều thông tin cho nghiên cứu vật liệu.
**Điểm yếu của TEM**
- - Đắt tiền: TEM có nhiều tính năng mạnh và là thiết bị rất hiện đại do đó giá thành của nó rất cao, đồng thời đòi hỏi các điều kiện làm việc cao ví dụ
[chân không](/wiki/Ch%C3%A2n_kh%C3%B4ng)siêu cao, sự ổn định về điện và nhiều phụ kiện đi kèm.
- - Đòi hỏi nhiều phép xử lý mẫu phức tạp cần phải phá hủy mẫu (điều này không thích hợp với nhiều tiêu bản sinh học).
- - Việc điều khiển TEM rất phức tạp và đòi hỏi nhiều bước thực hiện chính xác cao
. [[6]](#cite_note-6)
## Xem thêm[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=22) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=22)]
## Tài liệu tham khảo[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=23) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=23)] **Williams D.B., Carter C.B (1996).** [^](#cite_ref-1) *Transmission Electron Microscopy: A Textbook for Materials Science*. Kluwer Academic / Plenum Publishers. [ISBN 0-306-45324-X](/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Ngu%E1%BB%93n_s%C3%A1ch/030645324X). **De Graef M. (2003).** [^](#cite_ref-2) *Introduction to Conventional Transmission Electron Microscopy*. Cambridge University Press. ISBN 0-521-62995. [^](#cite_ref-3) [FEI Tecnai TF20 STEM/TEM in Glasgow.](http://www.knc.gla.ac.uk/index.htm) [^](#cite_ref-4) [Browning, N. D.; Chisholm M. F. & Pennycook S. J.](http://www.nature.com/nature/journal/v366/n6451/abs/366143a0.html) *Atomic-resolution chemical analysis using a scanning transmission electron microscope*, Nature 336 (1993) 143-146. [^](#cite_ref-5) [SuperSTEM Project, United Kingdom](http://www.superstem.com/index.html) [^](#cite_ref-6) [Learn to use TEM](http://www.rodenburg.org/guide/index.html)
## Liên kết ngoài[
[sửa](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&veaction=edit&vesection=24) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_truy%E1%BB%81n_qua&action=edit§ion=24)]
|
|![]()
[Kính hiển vi điện tử truyền qua](//commons.wikimedia.org/wiki/Category:Transmission_electron_microscope?uselang=vi) [The National Center for Electron Microscopy, Berkeley California USA](http://ncem.lbl.gov) [The National Center for Macromolecular Imaging, Houston Texas USA](http://ncmi.bcm.tmc.edu) [The National Resource for Automated Molecular Microscopy, La Jolla California USA](http://nramm.scripps.edu/) [Manufacturer of TEM's (FEI Company)](http://www.fei.com/) [Delong Group](http://www.lv-em.com) [Tutorial courses in Transmission Electron Microscopy](http://www.rodenburg.org/) [Cambridge University Teaching and Learning Package on TEM](http://www.msm.cam.ac.uk/doitpoms/tlplib/tem/index.php) [SuperSTEM project (UK)](http://www.superstem.dl.ac.uk/)

X-Cache: cp1055 hit (1), cp1065 frontend miss (0)


text:
Olsztyn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Olsztyn [ˈɔlʂtɨn] ( ) (tiếng Đức: AllensteinBản mẫu:Audlisten; tiếng Litva: Olštynas) là một thành phố ở đông bắc Ba Lan, bên sông Łyna. Olsztyn đã là thủ phủ của tỉnh Warmian-Masurian từ năm 1999. Trước đây là tỉnh Olsztyn.

markdown:
# Olsztyn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
|
|Olsztyn
|
|
Lá cờ ![]()
|
|
(Olsztyn– thành phố tinh thần trẻ…)
[53°47′B 20°30′Đ / 53,783°B 20,5°Đ](//tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=vi&pagename=Olsztyn¶ms=53_47_N_20_30_E_type:city(176387)_region:PL) ![ ](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Flag_of_Poland.svg/22px-Flag_of_Poland.svg.png)
[Ba Lan](/wiki/Ba_Lan) [Tỉnh](/w/index.php?title=T%E1%BB%89nh_c%E1%BB%A7a_Ba_Lan&action=edit&redlink=1) [Warmian-Masurian](/w/index.php?title=T%E1%BB%89nh_Warmian-Masurian&action=edit&redlink=1) [Hạt](/w/index.php?title=Powiat&action=edit&redlink=1) *Hạt thành phố* **Chính quyền** [Diện tích](/wiki/Di%E1%BB%87n_t%C3%ADch) [km²](/wiki/Ki-l%C3%B4-m%C3%A9t_vu%C3%B4ng)(34,1 [mi²](/wiki/D%E1%BA%B7m_vu%C3%B4ng)) [Độ cao](/wiki/Cao_%C4%91%E1%BB%99)cực đại [m](/wiki/M%C3%A9t)(505 [ft](/wiki/Foot)) **Dân số**(2009) [Mật độ](/wiki/M%E1%BA%ADt_%C4%91%E1%BB%99_d%C3%A2n_s%E1%BB%91) [Vùng đô thị](/wiki/V%C3%B9ng_%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B) [Múi giờ](/wiki/M%C3%BAi_gi%E1%BB%9D) [CET](/wiki/Gi%E1%BB%9D_chu%E1%BA%A9n_Trung_%C3%82u)( [UTC+1](/wiki/UTC%2B1)) [DST](/wiki/Quy_%C6%B0%E1%BB%9Bc_gi%E1%BB%9D_m%C3%B9a_h%C3%A8)) [CEST](/wiki/Gi%E1%BB%9D_M%C3%B9a_h%C3%A8_Trung_%C3%82u)( [UTC+2](/wiki/UTC%2B2)) [Mã điện thoại](/w/index.php?title=M%C3%A3_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i&action=edit&redlink=1) [Thành phố kết nghĩa](/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_k%E1%BA%BFt_ngh%C4%A9a&action=edit&redlink=1) [Q4044](//www.wikidata.org/wiki/Q4044)[?], [Kaliningrad](/wiki/Kaliningrad), [Gelsenkirchen](/wiki/Gelsenkirchen), [Châteauroux](/wiki/Ch%C3%A2teauroux) **Website:** [http://www.um.olsztyn.pl](http://www.um.olsztyn.pl) **Olsztyn** [[ˈɔlʂtɨn]](/w/index.php?title=Wikipedia:IPA_for_Polish&action=edit&redlink=1) ( ) ( [tiếng Đức](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_%C4%90%E1%BB%A9c): *Allenstein* [Bản mẫu:Audlisten](/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Audlisten&action=edit&redlink=1); [tiếng Litva](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Litva): Olštynas) là một thành phố ở đông bắc [Ba Lan](/wiki/Ba_Lan), bên [sông Łyna](/w/index.php?title=S%C3%B4ng_%C5%81yna&action=edit&redlink=1). Olsztyn đã là thủ phủ của [tỉnh Warmian-Masurian](/w/index.php?title=T%E1%BB%89nh_Warmian-Masurian&action=edit&redlink=1) từ năm 1999. Trước đây là [tỉnh Olsztyn](/w/index.php?title=T%E1%BB%89nh_Olsztyn&action=edit&redlink=1).

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Server: Apache

X-Content-Type-Options: nosniff

Content-language: vi

X-UA-Compatible: IE=Edge

Content-Encoding: gzip

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Vary: Accept-Encoding,Cookie,X-Use-HHVM

Via: 1.1 varnish, 1.1 varnish

Accept-Ranges: bytes

Connection: close

X-Cache: cp1065 miss (0), cp1068 frontend miss (0)

Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-revalidate

X-Analytics: php=zend


text:
Paralycaeides
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới:
menu
,
tìm kiếm
Paralycaeides
Phân loại khoa học
Giới
(
regnum
)
Animalia
Ngành
(
phylum
)
Arthropoda
Lớp
(
class
)
Insecta
Bộ
(
ordo
)
Lepidoptera
Họ
(
familia
)
Lycaenidae
Chi
(
genus
)
Paralycaeides
Paralycaeides
là một chi
bướm ngày
thuộc họ
Lycaenidae
.
Tham khảo
[
sửa
|
sửa mã nguồn
]
Bài viết liên quan đến
Lycaenidae
này vẫn còn
sơ khai
. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách
mở rộng nội dung
để bài được hoàn chỉnh hơn.
x
t
s
Lấy từ “
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Paralycaeides&oldid=18132121
”
Thể loại
:
Họ Bướm xanh
Sơ khai Lycaenidae
Trình đơn chuyển hướng
Công cụ cá nhân
Mở tài khoản
Đăng nhập
Không gian tên
Bài viết
Thảo luận
Biến thể
Các hiển thị
Đọc
Sửa đổi
Sửa mã nguồn
Xem lịch sử
Khác
Tìm kiếm
Xem nhanh
Trang Chính
Nội dung chọn lọc
Tin tức
Bài viết ngẫu nhiên
Thay đổi gần đây
Quyên góp
Tương tác
Hướng dẫn
Giới thiệu Wikipedia
Cộng đồng
Thảo luận chung
Giúp sử dụng
Công cụ
Các liên kết đến đây
Thay đổi liên quan
Các trang đặc biệt
Liên kết thường trực
Thông tin trang
Khoản mục Wikidata
Trích dẫn trang này
In/xuất ra
Tạo một quyển sách
Tải về dưới dạng PDF
Bản để in ra
Ngôn ngữ khác
English
Norsk bokmål
Sửa liên kết
Trang này được sửa đổi lần cuối lúc 00:22, ngày 11 tháng 7 năm 2014.
Văn bản được phát hành theo
Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự
; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Xem
Điều khoản Sử dụng
để biết thêm chi tiết.
Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của
Wikimedia Foundation, Inc.
, một tổ chức phi lợi nhuận.
Quy định quyền riêng tư
Giới thiệu Wikipedia
Lời phủ nhận
Nhà phát triển
Phiên bản di động

markdown:
*Paralycaeides*
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
|
|Paralycaeides
|
|[Giới](/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *regnum*) [Animalia](/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt) [Ngành](/wiki/Ng%C3%A0nh_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *phylum*) [Arthropoda](/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt_Ch%C3%A2n_kh%E1%BB%9Bp) [Lớp](/wiki/L%E1%BB%9Bp_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *class*) [Insecta](/wiki/C%C3%B4n_tr%C3%B9ng) [Bộ](/wiki/B%E1%BB%99_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *ordo*) [Lepidoptera](/wiki/B%E1%BB%99_C%C3%A1nh_v%E1%BA%A9y) [Họ](/wiki/H%E1%BB%8D_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *familia*) [Lycaenidae](/wiki/H%E1%BB%8D_B%C6%B0%E1%BB%9Bm_xanh) [Chi](/wiki/Chi_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *genus*) **Paralycaeides** * là một chi Paralycaeides* [bướm ngày](/wiki/B%C6%B0%E1%BB%9Bm_ng%C3%A0y)thuộc họ [Lycaenidae](/wiki/H%E1%BB%8D_B%C6%B0%E1%BB%9Bm_xanh).

X-Cache: cp1065 miss (0), cp1066 frontend miss (0)


text:
Rorippa sylvestris
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Rorippa sylvestris là một loài thực vật có hoa trong họ Cải. Loài này được (L.) Besser miêu tả khoa học đầu tiên năm 1821.[1]
Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ The Plant List (2010). “Rorippa sylvestris”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2013.
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Phương tiện liên quan tới Rorippa sylvestris tại Wikimedia Commons
- Dữ liệu liên quan tới Rorippa sylvestris tại Wikispecies
- Vườn thực vật hoàng gia Kew; Đại học Harvard; Australian Plant Name Index (biên tập). “Rorippa sylvestris”. International Plant Names Index. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2013.

markdown:
*Rorippa sylvestris*
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
|
|Rorippa sylvestris
|
|[Giới](/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *regnum*) [Plantae](/wiki/Th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt) [Angiospermae](/wiki/Th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt_c%C3%B3_hoa) [Eudicots](/wiki/Th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt_hai_l%C3%A1_m%E1%BA%A7m_th%E1%BA%ADt_s%E1%BB%B1) [Bộ](/wiki/B%E1%BB%99_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *ordo*) [Brassicales](/wiki/B%E1%BB%99_C%E1%BA%A3i) [Họ](/wiki/H%E1%BB%8D_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *familia*) [Brassicaceae](/wiki/H%E1%BB%8D_C%E1%BA%A3i) [Chi](/wiki/Chi_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *genus*) [Rorippa](/wiki/Rorippa) [Loài](/wiki/Lo%C3%A0i)( *species*) **R. sylvestris** [Danh pháp hai phần](/wiki/Danh_ph%C3%A1p_hai_ph%E1%BA%A7n) *Rorippa sylvestris*
(L.) Besser, 1821
* là một loài Rorippa sylvestris* [thực vật có hoa](/wiki/Th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt_c%C3%B3_hoa)trong [họ Cải](/wiki/H%E1%BB%8D_C%E1%BA%A3i). Loài này được (L.) Besser miêu tả khoa học đầu tiên năm 1821. [[1]](#cite_note-1)
## Chú thích[
[sửa](/w/index.php?title=Rorippa_sylvestris&veaction=edit&vesection=1) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=Rorippa_sylvestris&action=edit§ion=1)] **The Plant List (2010).** [^](#cite_ref-1) [“](http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2417195). Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2013. *Rorippa sylvestris*”
## Liên kết ngoài[
[sửa](/w/index.php?title=Rorippa_sylvestris&veaction=edit&vesection=2) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=Rorippa_sylvestris&action=edit§ion=2)]
Phương tiện liên quan tới
[Rorippa sylvestris](//commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rorippa_sylvestris)tại [Wikimedia Commons](/wiki/Wikimedia_Commons)
Dữ liệu liên quan tới
[Rorippa sylvestris](//species.wikimedia.org/wiki/Rorippa_sylvestris)tại [Wikispecies](/wiki/Wikispecies) [Vườn thực vật hoàng gia Kew](/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt_ho%C3%A0ng_gia_Kew); [Đại học Harvard](/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Harvard); [Australian Plant Name Index](/wiki/Australian_Plant_Name_Index)(biên tập). [“Rorippa sylvestris”](http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=288692-1). *. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2013.* [International Plant Names Index](/wiki/International_Plant_Names_Index)

X-Cache: cp1052 miss (0), cp1053 frontend miss (0)


text:
Thể loại:Khởi đầu năm 1255
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới:
menu
,
tìm kiếm
Các trang trong thể loại “Khởi đầu năm 1255”
Thể loại này gồm trang sau.
L
Lâu đài Königsberg
Lấy từ “
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thể_loại:Khởi_đầu_năm_1255&oldid=13019791
”
Thể loại
:
1255
Khởi đầu thập niên 1250
Khởi đầu theo năm
Trình đơn chuyển hướng
Công cụ cá nhân
Mở tài khoản
Đăng nhập
Không gian tên
Thể loại
Thảo luận
Biến thể
Các hiển thị
Đọc
Sửa đổi
Sửa mã nguồn
Xem lịch sử
Khác
Tìm kiếm
Xem nhanh
Trang Chính
Nội dung chọn lọc
Tin tức
Bài viết ngẫu nhiên
Thay đổi gần đây
Quyên góp
Tương tác
Hướng dẫn
Giới thiệu Wikipedia
Cộng đồng
Thảo luận chung
Giúp sử dụng
Công cụ
Các liên kết đến đây
Thay đổi liên quan
Các trang đặc biệt
Liên kết thường trực
Thông tin trang
Khoản mục Wikidata
In/xuất ra
Tạo một quyển sách
Tải về dưới dạng PDF
Bản để in ra
Ngôn ngữ khác
Azərbaycanca
Беларуская (тарашкевіца)
Cymraeg
Deutsch
English
Norsk bokmål
Norsk nynorsk
Română
Русский
Slovenščina
Українська
Sửa liên kết
Trang này được sửa đổi lần cuối lúc 23:19, ngày 6 tháng 8 năm 2013.
Văn bản được phát hành theo
Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự
; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Xem
Điều khoản Sử dụng
để biết thêm chi tiết.
Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của
Wikimedia Foundation, Inc.
, một tổ chức phi lợi nhuận.
Quy định quyền riêng tư
Giới thiệu Wikipedia
Lời phủ nhận
Nhà phát triển
Phiên bản di động

X-Cache: cp1052 miss (0), cp1066 frontend miss (0)


text:
Thể loại:Quan hệ quốc tế thế kỷ 17
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới:
menu
,
tìm kiếm
Thể loại con
Thể loại này gồm thể loại con sau.
X
►
Xung đột thế kỷ 17
(113 t.l., 10 tr.)
Lấy từ “
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thể_loại:Quan_hệ_quốc_tế_thế_kỷ_17&oldid=14596133
”
Thể loại
:
Quan hệ quốc tế theo thế kỷ
Thế kỷ 17 theo quốc gia
Trình đơn chuyển hướng
Công cụ cá nhân
Mở tài khoản
Đăng nhập
Không gian tên
Thể loại
Thảo luận
Biến thể
Các hiển thị
Đọc
Sửa đổi
Sửa mã nguồn
Xem lịch sử
Khác
Tìm kiếm
Xem nhanh
Trang Chính
Nội dung chọn lọc
Tin tức
Bài viết ngẫu nhiên
Thay đổi gần đây
Quyên góp
Tương tác
Hướng dẫn
Giới thiệu Wikipedia
Cộng đồng
Thảo luận chung
Giúp sử dụng
Công cụ
Các liên kết đến đây
Thay đổi liên quan
Các trang đặc biệt
Liên kết thường trực
Thông tin trang
Khoản mục Wikidata
In/xuất ra
Tạo một quyển sách
Tải về dưới dạng PDF
Bản để in ra
Ngôn ngữ khác
English
Español
فارسی
한국어
Português
کوردی
اردو
中文
Sửa liên kết
Trang này được sửa đổi lần cuối lúc 08:16, ngày 1 tháng 12 năm 2013.
Văn bản được phát hành theo
Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự
; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Xem
Điều khoản Sử dụng
để biết thêm chi tiết.
Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của
Wikimedia Foundation, Inc.
, một tổ chức phi lợi nhuận.
Quy định quyền riêng tư
Giới thiệu Wikipedia
Lời phủ nhận
Nhà phát triển
Phiên bản di động

X-Cache: cp1054 miss (0), cp1065 frontend miss (0)


text:
bégueule
Từ điển mở Wiktionary
Tiếng Pháp[sửa]
Cách phát âm[sửa]
Danh từ[sửa]
bégueule gc /be.ɡœl/
Tính từ[sửa]
bégueule /be.ɡœl/
Trái nghĩa[sửa]
Tham khảo[sửa]
- Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)
bégueule gc /be.ɡœl/
bégueule /be.ɡœl/

markdown:
# bégueule
Từ điển mở Wiktionary
## Tiếng Pháp[
[sửa](/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:-fra-&action=edit§ion=T-1)]
### Cách phát âm[
[sửa](/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:-pron-&action=edit§ion=T-1)]
### Danh từ[
[sửa](/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:-noun-&action=edit§ion=T-1)]
|
|Số ít |
|Số nhiều
|
|bégueule |
|**bégueule** gc [/be.ɡœl/](/wiki/Wiktionary:IPA)
### Tính từ[
[sửa](/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:-adj-&action=edit§ion=T-1)]
|
|Số ít |
|Số nhiều
|
|Giống đực |
|bégueule |
|
|
|Giống cái |
|bégueule |
|**bégueule** [/be.ɡœl/](/wiki/Wiktionary:IPA)
#### Trái nghĩa[
[sửa](/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:-ant-&action=edit§ion=T-1)]
### Tham khảo[
[sửa](/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:-ref-&action=edit§ion=T-1)]
- Hồ Ngọc Đức,
[Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí](http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/)( [chi tiết](/wiki/Wiktionary:Ngu%E1%BB%93n_g%E1%BB%91c/FVDP))

X-Cache: cp1066 miss (0), cp1066 frontend miss (0)


text:
Mat em bi mun nhieu trong 1thoi gian dai Gan day em duoc 1nguoi ban cho 1cong thuc dung cac loai thuoc sau nghien nat tron lai voi nhau de boi len mat: + 2vien PH8 + 1vien Lincomycin + 1lo trangala + 1vien dau ca E500 Em da dung thu va thay hieu qua tuc thi, mat em giam bot mun han di, dep va min mang hon nua. Nhung em cung nghe duoc la neu tiep tuc dung hon hop tren ve lau dai thi khong tot (da mat se bi tham). Mong Bs tu van giup em co nen tiep tuc dung no khong, da mat minh co bi gi nghiem trong khong? (em da dung duoc 1thang roi) Cam on Bs! (Hoang Nguyen)
Tra loi:
Dieu tri mun trung ca la mot qua trinh lien tuc. Muc dich dieu tri mun trung ca la phai ngan nhung dot mun moi boc phat. Nhung vet tich do mun trung ca gay ra can phai duoc chua lanh va duoc cai thien theo thoi gian. Neu mun trung ca khong duoc cai thien sau 2-3 thang dieu tri, can phai thay doi phac do khac theo y kien cua bac si Da lieu.
Doi khi, nhung phat ban do mun trung ca co the do nhung nguyen nhan khac nhu dung my pham, mot so dung dich hay mot so thuoc uong. Kha nhieu nhung dung dich hay kem boi (khong can toa bac si) co the gay ra mun trung ca nhe hoac lam da tro nen kho hon, do do can doc chi dan su dung mot cach can than.
Ban nen di kham tai Vien Da lieu, Bac si Da lieu se danh gia tinh trang mun trung ca cua ban va khuyen cao nhung cong thuc dieu tri thich hop; tuy vao tuoi, gioi, dang mun trung ca ma ban mac phai. Bac si se ke don cho ban mot loai kem, gel, hay dung dich boi co chua chat giong vitamine A, benzoyl peroxide, hay khang sinh nham han che tac nghen lo chan long va su phat trien cua vi khuan. Nhung che pham nay co the gay kho da va troc vay. Bac si Da lieu se cho ban nhung loi khuyen ve cach su dung thuoc an toan va lam the nao de han che tac dung phu.
Neu ban du dinh se mang thai, hay dang co thai hay cho con bu, nen thong bao cho bac si truoc khi bat dau dung bat ky mot thuoc nao (ke ca thuoc boi).
Khong nen cay, gai, moc, nan mun vi khi duoc nan ra, chung se tro nen viem do hon, sung tay len, va co the de lai seo
Tuyet doi khong su dung nhung loai thuoc tu che vi doi khi xay ra nhung tac hai khong luong truoc duoc.
(Thong tin tu van sau day chi mang tinh tham khao - khong tu y chua benh theo thong tin nay)
Chuc ban mau khoi.
“Tu dien Y Duoc truc tuyen” http://www.thuocbietduoc.com.vn
D.H.T
TIN Sức Khỏe NỔI BẬT
Đau mắt đỏ đang vào mùa dịch. Đây là bệnh thông thường nhưng rất dễ lây lan và ai cũng có thể là đối tượng bị nhiễm, trong đó có các bà bầu.
Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Không nên tự điều trị mụn trứng cá bằng những loại thuốc tự chế bang cach nhan chuot vao duong dan tren.
Nhan xet, hay lien he ve tin Khong nen tu dieu tri mun trung ca bang nhung loai thuoc tu che co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khong nen tu dieu tri mun trung ca bang nhung loai thuoc tu che de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hoi dap suc khoe trong chuyen muc Suc khoe.

markdown:
|
|
|
|
Viet Bao
|
|
TIN
![]()
Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet
*Không nên tự điều trị mụn trứng cá bằng những loại thuốc tự chế* bang cach nhan chuot vao duong dan tren.
Nhan xet, hay lien he ve tin
** co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khong nen tu dieu tri mun trung ca bang nhung loai thuoc tu che**

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Cache-Control: max-age=280, public


text:
Sinh ngay 8/12/1975, Tran Xuan Canh (que o thanh pho Tuy Hoa, Phu Yen) duoc lon len trong hoa binh nhung nhung cau chuyen cua me ve TNXP, ve anh bo doi cu Ho cu in sau trong tri oc cau.
Hoc het lop 12, Canh theo hoc lop Trung cap trac dia (Truong Ky thuat cong nghiep Tuy Hoa) va tot nghiep loai gioi.
Ra truong, Canh nang nac doi tham gia TNXP, tu choi viec lam o mot so co quan khac. Lam don roi tu mang den nop, ve tu tin cua chang thanh nien nho nhan da duoc chap nhan vao luc luong TNXP tai que nha. Vao TNXP Truong Son, Canh vac ba lo xin len nui rung, tham gia lam duong Ho Chi Minh.
Cong trinh ma Canh vinh du duoc tham gia la doan duong Hien – Aso (Quang Nam). Ca cung duong dai 18 km ma don vi Canh phai thi cong het 2 nam. Khoan nui, no min, san duong… cong viec ngay lai ngay doi Xay lap so 2 cua TNXP Truong Son thuc hien la vay.
Cung ngay lai ngay 10 ky thuat vien cung 150 nguoi phai song chung voi muoi, sot ret, rau rung va ca kho. Khong ngai kho khan, gian kho, tu mot cong nhan, Canh da chiu kho hoc hoi, lao dong va duoc tin nhiem de bat len lam doi pho. Cuoi nam 2003, Canh con vinh du la mot trong 2 guong mat dai dien TNXP Truong Son ra Ha Noi tham gia gap mat thanh nien tien tien ca nuoc.
Nam 2004, Canh lai duoc phan cong thu suc o mot vung nui da khac, vung nui Cam (An Giang). Cung van viec mo duong, pha da, san duong. Nhung nam truoc, Canh tham gia lam duong Ho Chi Minh de qua tuyen duong nay danh thuc tiem nang kinh te cac tinh mien nui doc duong Truong Son thi bay gio anh lai dang lam duong len dinh nui Cam, mot khu du lich duoc coi la “Da Lat 2”.
Canh tam su: “Cong viec tuy vat va nhung vui lam anh a. Nui Cam o An Giang co khi hau se se lanh nhu Da Lat va noi day la diem du lich doc dao cua ca vung. Tren nui co ca nhung khu rung nguoi ta cay tram len cay bau do, co nhung trai nuoi huou, nuoi nai…nhung muon len toi dinh phai theo cac bac thang da cheo leo, nguy hiem.
Con bay gio, duoi ban tay cua TNXP mot con duong rong mo dan len dinh nui sap hoan thanh. Nay mai, du khach co the len dinh nui Cam bang oto hay xe gan may. Tiem nang du lich cung mo ra…”.
“Canh co du dinh gi trong nam dac biet nay?”. “Em dang du dinh hoc dai hoc Giao thong. Con lay vo thi chua. Lo hoc xong da”. Noi xong, Canh xin phep tro lai cong truong de kiem tra cong viec tren con duong dan len dinh nui Cam.
Dang Gioi
TIN Thế Giới Trẻ NỔI BẬT
Đánh con là chuyện hằng ngày ở nhiều gia đình Việt Nam, đặc biệt tại những gia đình quá nghèo khó, ít học, trẻ là con ngoài giá thú, mẹ mang thai ngoài ý muốn hoặc trẻ bị khuyết tật.
Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chàng trai gắn bó với những công trình miền núi bang cach nhan chuot vao duong dan tren.
Nhan xet, hay lien he ve tin Chang trai gan bo voi nhung cong trinh mien nui co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chang trai gan bo voi nhung cong trinh mien nui de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thanh nien Viet Nam trong chuyen muc The gioi tre.

markdown:
|
|
Sinh ngay 8/12/1975, Tran Xuan Canh (que o thanh pho Tuy Hoa, Phu Yen) duoc lon len trong hoa binh nhung nhung cau chuyen cua me ve TNXP, ve anh bo doi cu Ho cu in sau trong tri oc cau.
Hoc het lop 12, Canh theo hoc lop Trung cap trac dia (Truong Ky thuat cong nghiep Tuy Hoa) va tot nghiep loai gioi.
Ra truong, Canh nang nac doi tham gia TNXP, tu choi viec lam o mot so co quan khac. Lam don roi tu mang den nop, ve tu tin cua chang thanh nien nho nhan da duoc chap nhan vao luc luong TNXP tai que nha. Vao TNXP Truong Son, Canh vac ba lo xin len nui rung, tham gia lam duong Ho Chi Minh.
Cong trinh ma Canh vinh du duoc tham gia la doan duong Hien – Aso (Quang Nam). Ca cung duong dai 18 km ma don vi Canh phai thi cong het 2 nam. Khoan nui, no min, san duong… cong viec ngay lai ngay doi Xay lap so 2 cua TNXP Truong Son thuc hien la vay.
Cung ngay lai ngay 10 ky thuat vien cung 150 nguoi phai song chung voi muoi, sot ret, rau rung va ca kho. Khong ngai kho khan, gian kho, tu mot cong nhan, Canh da chiu kho hoc hoi, lao dong va duoc tin nhiem de bat len lam doi pho. Cuoi nam 2003, Canh con vinh du la mot trong 2 guong mat dai dien TNXP Truong Son ra Ha Noi tham gia gap mat thanh nien tien tien ca nuoc.
Nam 2004, Canh lai duoc phan cong thu suc o mot vung nui da khac, vung nui Cam (An Giang). Cung van viec mo duong, pha da, san duong. Nhung nam truoc, Canh tham gia lam duong Ho Chi Minh de qua tuyen duong nay danh thuc tiem nang kinh te cac tinh mien nui doc duong Truong Son thi bay gio anh lai dang lam duong len dinh nui Cam, mot khu du lich duoc coi la “Da Lat 2”.
Canh tam su: “Cong viec tuy vat va nhung vui lam anh a. Nui Cam o An Giang co khi hau se se lanh nhu Da Lat va noi day la diem du lich doc dao cua ca vung. Tren nui co ca nhung khu rung nguoi ta cay tram len cay bau do, co nhung trai nuoi huou, nuoi nai…nhung muon len toi dinh phai theo cac bac thang da cheo leo, nguy hiem.
Con bay gio, duoi ban tay cua TNXP mot con duong rong mo dan len dinh nui sap hoan thanh. Nay mai, du khach co the len dinh nui Cam bang oto hay xe gan may. Tiem nang du lich cung mo ra…”.
“Canh co du dinh gi trong nam dac biet nay?”. “Em dang du dinh hoc dai hoc Giao thong. Con lay vo thi chua. Lo hoc xong da”. Noi xong, Canh xin phep tro lai cong truong de kiem tra cong viec tren con duong dan len dinh nui Cam.
Dang Gioi
|
|
Viet Bao
|
|
TIN
![]()
Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet
*Chàng trai gắn bó với những công trình miền núi* bang cach nhan chuot vao duong dan tren.
Nhan xet, hay lien he ve tin
** co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chang trai gan bo voi nhung cong trinh mien nui**


text:
Theo danh gia cua cac chuyen gia thi nghe Sua chua dien tu (SCDT) duoc xem la mot trong nhung nghe tiem nang trong tuong lai.
Theo ket qua khao sat tai mot so cong ty dang hoat dong trong linh vuc CNTT tai TP.HCM thi nhu cau ve nguon nhan luc trong linh vuc nay hien nay da den hoi canh bao. Nhung chat luong dao tao van khong dap ung duoc nhu cau thuc te cua doanh nghiep, dan den viec cac doanh nghiep roi vao tinh trang thieu hut nguon nhan luc trien mien. Vua qua, chung toi da co buoi trao doi voi mot so chuyen gia trong linh vuc nay de co mot cai nhin toan dien hon trong tuong lai ve nghe sua chua Dien tu tai Viet Nam.
Ong Pham Thanh Tu GD Trung tam Sua chua dien tu VTECH la mot chuyen gia trong nganh SCDT, cung la nguoi co nhieu nam kinh nghiem trong giang day nganh SCDT cho biet:
SCDT la mot nghe can co su dau tu nghiem tuc, doi hoi nhung nguoi theo nghe phai danh nhieu thoi gian thuc hanh duoi su huong dan cua nhung nguoi thay co nhieu kinh nghiem. La mot giang vien nhieu nam giang day trong linh vuc nay, toi da chung kien rat nhieu ban tre thoi gian dau cung rat hang hai tham gia nhung do qua trinh hoc kha gian nan nen da bo ngang chuong trinh hoc. Mot phan cung do chua co mot moi truong dao tao dap ung duoc nhung dieu kien dac thu rieng cua nghe. Do chinh la ly do dan den tinh trang thieu hut cac chuyen vien SCDT hien nay.
Hien nay, Khoa SCDT iCARE cung dang duoc xem la mot noi cung cap dich vu SCDT vao loai chuyen nghiep va la noi chuyen tri nhung chung benh kho khan nhat trong nghe.
Vua qua, nhan chuyen tham Benh Vien May Tinh Quoc Te iCARE chung toi co co hoi tro chuyen voi ong Phan Tien Toan hien la Giam doc ky thuat Benh vien May tinh Quoc te iCARE.
PV: Thua ong, theo toi duoc biet iCARE hien dang co nhu cau tuyen dung cac chuyen vien SCDT. Ong co the cho chung toi biet mot so thong tin ve tinh hinh tuyen dung nhan su hien tai cua cong ty trong linh vuc nay khong?
Ong Phan Tien Toan: Nhan su trong linh vuc SCDT cung hoi kho kiem mac du mat bang luong chung cho nhung nhan vien nay tuong doi cao. Mot so ung vien sau khi vuot qua vong phong van ly thuyet voi su danh gia rat tot thi lai bi vuong vao viec thuc hanh thuc te. Ma trong nganh nay, ly thuyet chi la tien de so khoi, de lam va theo nghe thi can co su thuc hanh va kinh nghiem lam viec thuc te nhieu.
PV: Vua qua, iCARE da ky hop dong gia cong 240,000 san pham Dell cho doi tac CACHUAPAPA, mot thuong hieu hang dau tai My . Gia cong san pham dien tu cua Viet Nam co co hoi tham nhap vao thi truong the gioi day la mot thanh cong khong nho ma trong do co su gop mat cua iCARE. Ong co the chia se ve nhung thanh cong nay?
Ong Phan Tien Toan: La mot nha cung cap cac san pham va dich vu, dieu chung toi mong muon va luon co gang la mang den su hai long cho khach hang. De lam duoc dieu nay, iCARE khong ngung kham pha cong nghe hien dai trong linh vuc dien tu bang viec dau tu vao cac thiet bi nhu may han chip, he thong hut bui chi
. Hop dong voi CACHUAPAPA co duoc cung la do su chuyen nghiep va su dau tu tu cong ty.
Trung tam dao tao CNTT iSPACE duoc biet den voi phuong phap giang day 80% thuc te, 20% ly thuyet la mot moi truong hoc thien ve thuc hanh, iSPACE da ngay cang khang dinh duoc vi the cua minh trong linh vuc dao tao noi chung va trong linh vuc CNTT noi rieng. Chung toi co cuoc phong van voi ong Nguyen Hoang Anh Giam Doc Trung tam dao tao CNTT iSPACE:
PV: Voi su thieu hut nhan su SCDT may tinh nhu hien nay, iSPACE co du dinh tham gia vao thi truong dao tao nay khong sau khi da thanh cong trong linh vuc PC?
Ong Nguyen Hoang Anh: SCDT la mot nghe ma chung toi cung da muon huong den tu lau, thoi gian qua la giai doan dau tu cong nghe, thiet bi giang day nen chung toi van chua tung ra. Nhung thang 11 nay, chung toi chinh thuc cong bo chuong trinh dao tao Bac si May tinh thuc hanh - Chuyen khoa Dien tu. Voi mong muon la tao co hoi thuc su cho nhung nguoi yeu thich nghe nay co the theo hoc de tro thanh Bac si May tinh thuc hanh chuyen khoa Dien tu, tu do cung cap nhan su SCDT lanh nghe cho thi truong.
PV: Vay khoa 1 cua chuong trinh duoc chinh thuc khai giang vao thang may va co nhung chinh sach uu dai gi cho hoc vien trong khoa dau tien nay khong?
Ong Nguyen Hoang Anh: Nhan dip khai giang khoa dau tien, Trung tam dao tao CNTT iSPACE ban hanh chinh sach giam 10 % hoc phi cho cac ban hoc vien dang ky khoa hoc trong thang 11, cung trong khoa nay trung tam se tang them cho cac ban theo hoc bo do nghe chuyen dung danh cho BSMT chuyen khoa dien tu
Ong Nguyen Hoang Anh cung cho biet them: Nghe sua chua Dien tu la mot nghe ma nguoi theo hoc sau khi da ra nghe rat de kiem viec va co the lam viec duoc o nhieu linh vuc khac nhau. Nhung ai theo nghe nay co rat nhieu co hoi thang tien va phat trien trong nghe nghiep.
Ong Pham Phu Phong hien la Giam doc Phan vien 3 Benh vien may tinh Quoc te iCARE dong thoi la truong khoa dien tu Trung tam dao tao CNTT iSPACE cung cho biet them mot so dac diem noi bat cua chuong trinh BSMT chuyen khoa Dien tu tai iSPACE.
iSPACE dao tao thien ve thuc hanh la chinh. Khoa BSMT chuyen khoa Dien tu cung vay, nhung diem khac biet lon nhat o day la ngoai viec dao tao chuyen mon, chung toi con chu trong cho hoc vien them nhieu ky nang nghe nghiep khac de ra nghe, trong do, yeu to nhan nai la mot duc tinh khong the thieu.
Mot so dac diem cua khoa dao tao SCDT tai iSPACE:
- 100% thoi gian hoc truc tiep trong phong LAB dien tu voi kho su co cua Khoa Sua chua dien tu iCARE.
- Giang vien la nhung chuyen gia nhieu nam kinh nghiem trong nghe Sua chua Dien tu, co ky nang truyen dat tot.
- Thuc tap thuc te voi nhung chuyen gia SCDT cua iCARE de duoc truyen dat nhung kinh nghiem, ky nang nghe nghiep.
- Ho tro ky thuat vinh vien.
Thong tin lien he:
Trung tam Dao tao CNTT iSPACE
Add: 137C Nguyen Chi Thanh, P.9, Quan 5
Tel: (08) 261 0303 (08) 9.900.000
Website: www.ispace.edu.vn
TIN Công Nghệ NỔI BẬT
Samsung Galaxy Note 4 sở hữu kích thước 153.5 x 78.6 x 8.5mm, trọng lượng 176g. Máy có ngôn ngữ thiết kế cá tính và thanh lịch kiểu Galaxy. Thiết bị có khung kim loại cao cấp với góc bo tròn mềm mại tích hợp hài hòa với màn hình máy.
Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Sửa chữa Điện tử - Nghề đầy hứa hẹn
bang cach nhan chuot vao duong dan tren.
Nhan xet, hay lien he ve tin Sua chua Dien tu Nghe day hua hen co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Sua chua Dien tu Nghe day hua hen de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

markdown:
|
|
|
|
Viet Bao
|
|
TIN
![]()
Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet
*Sửa chữa Điện tử - Nghề đầy hứa hẹn
* bang cach nhan chuot vao duong dan tren.
Nhan xet, hay lien he ve tin
** co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Sua chua Dien tu Nghe day hua hen**


text:
© 1997-2013 Báo VietNamNet. All rights reserved.
Thông tin Tòa soạn - Liên hệ Tòa soạn - Nhận tin RSS
® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
Đơn vị quảng cáo: Công ty cổ phần truyền thông VietNamNet
- Hà Nội. Tel: 04 3772 7988 - Hotline: 0919 405 885
Email: vietnamnetjsc.hn@vietnamnet.vn
- Tp.HCM. Tel: 08 3930 9885 - Hotline: 0919 435 885
Email: vietnamnetjsc.hcm@vietnamnet.vn

markdown:
**© 1997-2013 Báo VietNamNet. All rights reserved.** [Thông tin Tòa soạn](http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/vnn/lienhetoasoan/lienhetoasoan.html) - [Liên hệ Tòa soạn](http://comments.srv.vietnamnet.vn/Feedback/Send.html) - [Nhận tin RSS](/vn/rss/)
® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
**Đơn vị quảng cáo: Công ty cổ phần truyền thông VietNamNet **
- Hà Nội. Tel: 04 3772 7988 - Hotline: 0919 405 885
Email:
[vietnamnetjsc.hn@vietnamnet.vn](mailto:vietnamnetjsc.hn@vietnamnet.vn)
- Tp.HCM. Tel: 08 3930 9885 - Hotline: 0919 435 885
Email:
[vietnamnetjsc.hcm@vietnamnet.vn](mailto:vietnamnetjsc.hcm@vietnamnet.vn)

Server: nginx

X-Cache: MISS from Cache7167


text:
Bế mạc hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng
Các Ủy viên Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
Hội nghị đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và xây dựng Đảng, quyết định thành lập lại Ban Kinh tế Trung ương. Lần đầu tiên, Trung ương tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng đã đạt được.
Tổng Bí thư nêu rõ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, Hội nghị đã thống nhất nhận định trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm có những chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và bất ổn vĩ mô vẫn còn lớn.
Dự báo thời gian tới, kinh tế thế giới nói riêng và tình hình quốc tế nói chung còn nhiều diễn biến khó lường. Vì vậy, trong những tháng còn lại của năm 2012 và năm 2013, đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường lành mạnh hóa, ổn định kinh tế vĩ mô; đặc biệt chú trọng ổn định, lành mạnh hóa, bảo đảm an toàn của hệ thống tài chính-ngân hàng; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư và chi tiêu công. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung giải quyết tình trạng nợ xấu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khuyến khích đầu tư trong nước và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài; ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp và du lịch. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; bảo đảm ổn định chính trị-xã hội; tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo. Quá trình tái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và đặc biệt là hệ thống ngân hàng thương mại cần phải được đặt trong tổng thể và gắn kết chặt chẽ với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, tái cấu trúc đầu tư và tái cấu trúc thị trường tài chính nói chung.
Về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Trung ương tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt và những kết quả quan trọng đã đạt được của doanh nghiệp nhà nước, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; trên cơ sở đó đề ra chủ trương, chính sách, biện pháp khắc phục.
Trung ương yêu cầu phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về vấn đề này phù hợp với bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng đi vào chiều sâu. Kiên quyết điều chỉnh để doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý, đi đầu trong đổi mới, ứng dụng khoa học-công nghệ, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế, tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của bốn lĩnh vực chính, bao gồm: Công nghiệp quốc phòng; công nghiệp độc quyền tự nhiên; lĩnh vực cung cấp hàng hóa dịch vụ công thiết yếu; và một số ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức lan tỏa lớn. Sớm chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải ngoài ngành và hoàn thành việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có dưới 50% vốn nhà nước.
Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước phải được tổ chức lại theo mô hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp với Luật Doanh nghiệp; áp dụng chế độ quản trị tiên tiến phù hợp với kinh tế thị trường và thực hiện chế độ kiểm toán, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch trên cơ sở mở rộng diện niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chức năng điều tiết vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội của doanh nghiệp phải được đổi mới và thay thế bằng cơ chế đặt hàng của Nhà nước, được hạch toán theo cơ chế thị trường.
Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước lớn phải được cấu trúc lại theo mô hình công ty mẹ-công ty con; được kiểm toán hằng năm. Kết thúc giai đoạn thí điểm hình thành tập đoàn kinh tế nhà nước; xem xét chuyển một số tập đoàn kinh tế nhà nước thành tổng công ty. Đồng thời với việc mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, phải tăng cường vai trò và sự giám sát, kiểm tra của đại diện chủ sở hữu nhà nước, nhất là trong việc phê duyệt điều lệ, quyết định chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.
Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực quản lý của đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp.
>> Xem tiếp
Theo TTXVN
- 7 người đã tìm đường thoát trước khi chết trong căn nhà cháy
- Bé Kim Ngân tươi cười trong vòng tay cha

markdown:
# Bế mạc hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng
Các Ủy viên Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
Hội nghị đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và xây dựng Đảng, quyết định thành lập lại Ban Kinh tế Trung ương. Lần đầu tiên, Trung ương tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng đã đạt được.
Tổng Bí thư nêu rõ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, Hội nghị đã thống nhất nhận định trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm có những chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và bất ổn vĩ mô vẫn còn lớn.
Dự báo thời gian tới, kinh tế thế giới nói riêng và tình hình quốc tế nói chung còn nhiều diễn biến khó lường. Vì vậy, trong những tháng còn lại của năm 2012 và năm 2013, đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường lành mạnh hóa, ổn định kinh tế vĩ mô; đặc biệt chú trọng ổn định, lành mạnh hóa, bảo đảm an toàn của hệ thống tài chính-ngân hàng; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư và chi tiêu công. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung giải quyết tình trạng nợ xấu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khuyến khích đầu tư trong nước và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài; ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp và du lịch. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; bảo đảm ổn định chính trị-xã hội; tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo. Quá trình tái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và đặc biệt là hệ thống ngân hàng thương mại cần phải được đặt trong tổng thể và gắn kết chặt chẽ với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, tái cấu trúc đầu tư và tái cấu trúc thị trường tài chính nói chung.
Về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Trung ương tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt và những kết quả quan trọng đã đạt được của doanh nghiệp nhà nước, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; trên cơ sở đó đề ra chủ trương, chính sách, biện pháp khắc phục.
Trung ương yêu cầu phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về vấn đề này phù hợp với bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng đi vào chiều sâu. Kiên quyết điều chỉnh để doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý, đi đầu trong đổi mới, ứng dụng khoa học-công nghệ, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế, tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của bốn lĩnh vực chính, bao gồm: Công nghiệp quốc phòng; công nghiệp độc quyền tự nhiên; lĩnh vực cung cấp hàng hóa dịch vụ công thiết yếu; và một số ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức lan tỏa lớn. Sớm chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải ngoài ngành và hoàn thành việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có dưới 50% vốn nhà nước.
Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước phải được tổ chức lại theo mô hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp với Luật Doanh nghiệp; áp dụng chế độ quản trị tiên tiến phù hợp với kinh tế thị trường và thực hiện chế độ kiểm toán, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch trên cơ sở mở rộng diện niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chức năng điều tiết vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội của doanh nghiệp phải được đổi mới và thay thế bằng cơ chế đặt hàng của Nhà nước, được hạch toán theo cơ chế thị trường.
Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước lớn phải được cấu trúc lại theo mô hình công ty mẹ-công ty con; được kiểm toán hằng năm. Kết thúc giai đoạn thí điểm hình thành tập đoàn kinh tế nhà nước; xem xét chuyển một số tập đoàn kinh tế nhà nước thành tổng công ty. Đồng thời với việc mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, phải tăng cường vai trò và sự giám sát, kiểm tra của đại diện chủ sở hữu nhà nước, nhất là trong việc phê duyệt điều lệ, quyết định chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.
Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực quản lý của đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp.
>>
[Xem tiếp](/tin-tuc/xa-hoi/be-mac-hoi-nghi-lan-thu-6-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-2247364-p2.html)
Theo
*TTXVN*
-
[7 người đã tìm đường thoát trước khi chết trong căn nhà cháy](http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/7-nguoi-da-tim-duong-thoat-truoc-khi-chet-trong-can-nha-chay-3080895.html)
-
[Bé Kim Ngân tươi cười trong vòng tay cha](http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/be-kim-ngan-tuoi-cuoi-trong-vong-tay-cha-3080776.html)

WARC-Truncated: length

Content-Type: text/html

Set-Cookie: device_env=4; expires=Wed, 24-Sep-2014 15:36:42 GMT; path=/; domain=vnexpress.net

Vary: Accept-Encoding