３． 浴 槽用温水 循環器 引張試験設備 引張試験機（測定した最大値を保持又は 記録することができるものであつて、目 盛りの精度が０．１ニュートン以上で、 ３０ニュートンまで測定できるもの）及 び毛髪（５０グラム及び１８０グラムの 人間の毛髪を、直径２５ミリメートルで 長さ３００ミリメートルの木製の棒に取 り付けたものとし、その際、毛髪の固定 されていない部分の長さは４００ミリメ ートルとしたもの）。 ４．ライ ター 火炎生成操作力及び火炎 調整操作力測定設備 荷重試験装置（測定精度がフルスケール の ± ０．２パーセント以下で、１００ニュ ートンまで測定できるもの）を備えてい ること。 火炎の高さ測定設備 測定台（５ミリメートル間隔で水平に目 盛りを付けた垂直に立つ不燃性の板と不 燃性材料で作られた風の影響を受けない 装置）を備えていること。 恒温設備 恒温装置（恒温室又は恒温槽であつて、 零下１０度 ± ２度、２３度 ± ２度、４０度 ± ２度及び６５度 ± ２度の温度を維持する ことが可能なもの）を備え、４０度 ± ２度 及び６５度 ± ２度の温度を維持することが 可能なものにおいては、ガス又は蒸気が 滞留しないように換気装置を備えている こと。 消火時間測定設備 時間計（測定精度が０．１秒以上のも の）を備えていること。 質量測定設備 質量計（測定精度が０．１ミリグラム以 上で、０．２キログラムまで測定するこ とができるもの）を備えていること。 燃料試験設備 ガスクロマトグラフ又はこれと同等以上 の性能を有するものを備えていること。 落下試験設備 コンクリート板及び高さ測定器（測定精 度が１ミリメートル以上で、１．５メー トル ± ０．１メートルまで測定することが できるもの）を備えていること。 内圧試験設備 加圧試験機（３メガパスカル以上のゲー ジ圧力を加えることができるものであつ て、毎秒６９キロパスカルを超えない速 度で圧力を加えることができるもの）を 備えていること。 エッジ判定試験設備 シャープエッジ試験装置（手等を傷つけ るおそれのある鋭いエッジを測定するこ とができるもの）を備えていること。 42 