(d) for a mobile or portable X-ray unit, 20 centimeters or more;  ホ ＣＴエックス線装置にあつては、十五センチメートル以上 (e) for a CT X-ray unit, 15 centimeters or more;  ヘ 乳房撮影用エックス線装置（拡大撮影を行う場合に限る。）にあつては、二十 センチメートル以上 (f) for a mammographic X-ray unit (limited to the case of magnification  radiography), 20 centimeters or more; and  ト イからヘまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあつては、四十 五センチメートル以上 (g) for an X-ray unit other than those set forth in (a) through (f), 45  centimeters or more;  三 移動型及び携帯型エックス線装置及び手術中に使用するエックス線装置にあつて は、エックス線管焦点及び患者から二メートル以上離れた位置において操作できる 構造とすること。 (iii) for a mobile or portable X-ray unit or an X-ray unit which is used during  surgery, constructing the unit so that it can be operated at a position 2  meters or more away from the focal spot of the X-ray tube and the patient.  ４ 胸部集検用間接撮影エックス線装置は、第一項に規定するもののほか、次に掲げる 障害防止の方法を講じたものでなければならない。 (4) Beyond what is provided for in paragraph (1), a photofluorographic X-ray unit  for chest mass surveys must be that for which the following damage prevention  measures have been taken:  一 利用線錐が角錐型となり、かつ、利用するエックス線管焦点受像器間距離におい て、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、 照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、そ れぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセント を超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを 超えないときは、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとすること。 (i) providing an apparatus which narrows down the X-ray irradiation field so  that usable beams will become pyramidal in shape and the X-ray irradiation  field will not exceed the image reception area over the distance between the  focal spot of the X-ray tube and the image receptor used; provided, however,  that an X-ray irradiation field exceeding the image reception area is to be  permitted when two straight lines intersecting at right angles on an image  reception area perpendicular to the irradiation direction are assumed, if the  sum of the distances between the points of intersection of each straight line  does not exceed 3 percent of the focal spot to image receptor distance, and the  total sum of these distances between the points of intersection does not  exceed 4 percent of the focal spot to image receptor distance;  二 受像器の一次防護しやへい体は、装置の接触可能表面から十センチメートルの距 離における自由空気中の空気カーマ（以下「空気カーマ」という。）が、一ばく射 159 