walls, etc. to 1 millisievert or less per week; provided, however, that this  does not apply to walls, etc. whose outside is a place which no person passes  through or stays at;  （診療用放射線照射器具使用室） (Room for Using Medical Irradiation Tools)  （放射性同位元素装備診療機器使用室） (Room for Using Radioisotope-equipped Medical Devices)  164  二 扉等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 (i) the main structural part, etc. are fireproof structures or are constructed  with non-combustible materials;  一 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 Article 30-7-2 The standards for the buildings and equipment of a room for using  radioisotope-equipped medical devices are as follows:  第三十条の七の二 放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとお りとする。 (iii) a sign is attached to indicate that the room is that for using medical  irradiation tools.  三 診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。 (ii) a single entrance through which persons regularly enter and leave is  provided; and  二 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。 (i) the walls, etc. are to be capable of reducing the effective dose outside the  walls, etc. to 1 millisievert or less per week; provided, however, that this  does not apply to walls, etc. whose outside is a place which no person passes  through or stays at;  一 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下にな るようにしやへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通 行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。 Article 30-7 The standards for the buildings and equipment of a room for using  medical irradiation tools are as follows:  第三十条の七 診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 (iv) a sign is attached to indicate that the room is that for using medical  irradiation apparatuses.  四 診療用放射線照射装置使用室である旨を示す標識を付すること。 (iii) a single entrance through which persons regularly enter and leave is  provided, and an apparatus which automatically indicates the generation of  radiation at the time thereof is installed in the entrance; and  三 人が常時出入する出入口は、一箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動 的にその旨を表示する装置を設けること。