インターロックを設けたものでなければならない。 （診療用高エネルギー放射線発生装置の防護） （診療用粒子線照射装置の防護） （診療用放射線照射装置の防護） （エックス線診療室） 第三節 エックス線診療室等の構造設備 68  二 エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。 一 天井、床及び周囲の画壁（以下「画壁等」という。）は、その外側における実効 線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができる ものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所 である画壁等については、この限りでない。 第三十条の四 エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 三 照射口は、診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によつて開閉できる 構造のものとすること。ただし、診療用放射線照射装置の操作その他の業務に従事 する者を防護するための適当な装置を設けた場合にあつては、この限りでない。 二 放射線障害の防止に必要な場合にあつては、照射口に適当な二次電子濾過板を設 けること。 一 放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、一メートルの距 離における空気カーマ率が七十マイクログレイ毎時以下になるようにしやへいする こと。 第三十条の三 診療用放射線照射装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでな ければならない。 第三十条の二の二 前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。この場合 において、同条第一号中「発生管」とあるのは「照射管」と、同条第三号中「発生 時」とあるのは「照射時」と、同条第四号中「診療用高エネルギー放射線発生装置使 用室」とあるのは「診療用粒子線照射装置使用室」と、「発生を」とあるのは「照射 を」と読み替えるものとする。 四 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の出入口が開放されているときは、放 射線の発生を遮断するインターロックを設けること。 三 放射線発生時にその旨を自動的に表示する装置を付すること。 二 照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための適切な防護措置を 講ずること。 一 発生管の容器は、利用線錐以外の放射線量が利用線錐の放射線量の千分の一以下 になるようにしやへいすること。 第三十条の二 診療用高エネルギー放射線発生装置は、次に掲げる障害防止の方法を講 じたものでなければならない。