衝撃試験設備 衝撃試験装置（砂袋を上さんの上方１メ ートルの高さからつるし、上さんに５０ センチメートル離した位置から衝撃を加 えることができるもの）及び１０キログ ラムの砂袋（直径約２０センチメートル のもの）を備えていること。 ２． 携 帯用レー ザー応用 装置 電圧試験設備 電圧計（測定精度が１ミリボルト以上 で、１０ボルトまで測定することができ るもの）を備えていること。 波長試験設備 波長測定装置（波長計（レーザー光の種 類がパルスのものである場合にあつては 分光計）であつて、測定精度が１ナノメ ートル以上で、かつ、４００ナノメート ル以上７００ナノメートル以下の波長を 測定することができるもの）を備えてい ること。 光パワー試験設備 光パワーメータ（４００ナノメートル以 上７００ナノメートル以下の波長を測定 することができるものであつて、測定精 度が１０ナノワット以上で、かつ、１０ ミリワットまで測定することができるも の。ただし、レーザー光の種類がパルス のものである場合であつては、パルスの 周波数に相当する感度を有しているも の。）を備えていること。 ３． 浴 槽用温水 循環器 引張試験設備 引張試験機（測定した最大値を保持又は 記録することができるものであつて、目 盛りの精度が０．１ニュートン以上で、 ３０ニュートンまで測定できるもの）及 び毛髪（５０グラム及び１８０グラムの 人間の毛髪を、直径２５ミリメートルで 長さ３００ミリメートルの木製の棒に取 り付けたものとし、その際、毛髪の固定 されていない部分の長さは４００ミリメ ートルとしたもの）。 ４．ライ ター 火炎生成操作力及び火炎 調整操作力測定設備 荷重試験装置（測定精度がフルスケール の ± ０．２パーセント以下で、１００ニュ ートンまで測定できるもの）を備えてい ること。 火炎の高さ測定設備 測定台（５ミリメートル間隔で水平に目 盛りを付けた垂直に立つ不燃性の板と不 燃性材料で作られた風の影響を受けない 装置）を備えていること。 39 