第三十条の十九 病院又は診療所の管理者は、しやへい壁その他のしやへい物を用いる 等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の病室に入院している患者の被ばく する放射線（診療により被ばくする放射線を除く。）の実効線量が三月間につき一・ 三ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 （取扱者の遵守事項） 第三十条の二十 病院又は診療所の管理者は、医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に 掲げる事項を遵守させなければならない。 一 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室又は 廃棄施設においては作業衣等を着用し、また、これらを着用してみだりにこれらの 室又は施設の外に出ないこと。 二 放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第 三十条の二十六第六項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用 放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又 は放射線治療病室から持ち出さないこと。 三 放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第 三十条の二十六第六項に定める表面密度限度の十分の一を超えているものは、みだ りに管理区域からもち出さないこと。 ２ 病院又は診療所の管理者は、放射線診療を行う医師又は歯科医師に次に掲げる事項 を遵守させなければならない。 一 エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表 示すること。 二 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電 子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者には適当な標示を付 すること。 第三十条の二十一 病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネ ルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置について、 その放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関す る記録を五年間保存しなければならない。 第三十条の二十二 病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場 所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えな い期間ごとに一回（第一号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、 第二号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度（連続して排水し、又は排 気する場合は、連続して））放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定 し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。 一 エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、 診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合で （エックス線装置等の測定） （放射線障害が発生するおそれのある場所の測定） 80 