ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಚಲನೆಯ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ನಿ೦ದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಾರ್-ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸೂಚಕವಾದ LCD ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಫ್ಲೋರೋಸೆ೦ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತದೆ. 
ಅನಲಾಗ್‌ಕ ಮಲ್ಟಿ ಮೀಟರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆದರೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅನಲಾಗ್‌ಕ ಸಾಧನವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ೦ತೆ ಅನಲಾಗ್‌ಕ ಮಲ್ಟಿ ಮೀಟರ್‌ಗಳು ದೋಷರಹಿತ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು ನೀಡುವ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ೦ತೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಅನಲಾಗ್‌ ಮೀಟರ್‌ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಓದಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಬಾರ್-ಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿವೆ. ಉದಾರರಣೆಗೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಧಾರಕದ ಉತ್ತಮ/ಉತ್ತಮವಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇದು ಅನಲಾಗ್‌ಕ ಮೀಟರ್ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರಳ ಹಾಗೂ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.( ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್‌ಗಿ೦ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿರಲೂಬಹುದು.) ARRL ಕೈ ಪುಸ್ತಕವು ಕೂಡ ಅನಲಾಗ್‌ಕ ಮಲ್ಟಿ ಮೀಟರ್‌ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಡಚಣೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಈಡಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಚಲಿಸುವ ದಿಕ್ಸೂಚಕ ಅನಲಾಗ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಈ ಮೀಟರ್ ಚಲನೆಯು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಡಿ'ಅರ್ಸನ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾರದ ಮೂವಿಂಗ್-ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಕಾಯಿಲ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ತಿರುಗಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೂಲ ಅನಲಾಗ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಸೂಚಕವನ್ನು ಬಾಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕ್ಯುಟ್‌ನಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಟ್‌ನಿಂದ ಎಳೆಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಇದೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನಯಾಗಿದೆ. ಅನಲಾಗ್‌ಕ ಮಲ್ಟಿ ಮೀಟರ್‌‌ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಯುನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಎಚ್‌ಎಮ್ ವೋಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದುಬಾರಿಯಲ್ಲದ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಗೆ 1000 ohms ನ೦ತೆ ಸೂಕ್ಶ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಳತೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಿ೦ದ 1 ಮಿಲಿಯ೦ಪಿಯರ್‌ನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾದ, (ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ) ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ವೋಲ್ಟ್‌ಗೆ 20,000 ಓಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ನಾನ್-ಎಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಅನಲಾಗ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿ ಓಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್‌ಗೆ 50,000 ಓಮ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯಿರುತ್ತದೆ (20 ಮೈಕ್ರೋಎಂಪಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುವಿಕೆ). 

ಮೀಟರ್ ಚಲನೆಯಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕ್ಯುಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಕೆಲವು ಅನಲಾಗ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕ್ಯುಟ್‌ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೀಟರ್‌ಅನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಯಿತಾದರೂ ನಿರ್ವಾತ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿದ್ಯುತ್‌ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಚಲನೆಯ ಕಾಯಿಲ್ ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿತು. ಅಂತಹ ವರ್ಧಿಸಿದ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು VTVM ಗಳು (ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರ್‌ಗಳು), TVM ಗಳು (ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್‌ಗಳು), FET-VOMs, ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Probes
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
ಬರ್ಡನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್
ಅನಲಾಗ್‌ಕ ಮಲ್ಟಿ ಮೀಟರ್‌ಗಳು