ಗ್ಯಾ‌ಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕಾಲಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಕಾಲಮ್‌ನ ಗುಂಟ ಸಾಗುವ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಅಣುಗುಂಪಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯ ತಾಪಮಾನ-ಅವಲಂಬನೆ ಯ ಕಾರಣ ಕಾಲಮ್‌ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಖರವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಗ್ರಿಯ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಮಟ್ಟವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಬೇಕಾದ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಾಪಮಾನ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಒಪ್ಪಬಹುದಾದ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡೂ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ .

ವಾಹಕ ಅನಿಲದ ಆಯ್ಕೆ ("ಸಂಚಾರಿ ಹಂತ" ) ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಜಲಜನಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಹೀಲಿಯಂ‌ ಅಧಿಕ ಪ್ರವಾಹ ವೇಗ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೀಲಿಯಂ‌ ಉರಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪತ್ತೆಕಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಎಂದರೆ ಹೀಲಿಯಂ. 

ನಿಶ್ಚಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ
ಕಾಲಂಗಳು
ಡೇಟಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ