ವಿಧಾನ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ವಿಧಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಕಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ಬೇಕಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ತಾಪಮಾನ, ಪತ್ತೆಕಾರಕ ತಾಪಮಾನ, ಕಾಲಮ್‌ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌, ವಾಹಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ವಾಹಕ ಅನಿಲದ ಪ್ರವಾಹ ವೇಗ, ಕಾಲಮ್‌ನ ನಿಶ್ಚಲ ಹಂತ, ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ದ, ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ವಿಧ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ವೇಗ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ತಂತ್ರ. ಗ್ಯಾಸ್‌‍ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಪತ್ತೆಕಾರಕ(ಗಳ)ನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ (ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ), ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಹಲವು ಪತ್ತೆಕಾರಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಮತ್ತು ವಾಹಕ ಪ್ರವಾಹದ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಾಲ್ವ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ವಾಲ್ವ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆಯುವ ಸಮಯಗಳು ವಿಧಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಬಹುದು.

ಮೇಲಿರುವ ಚಿತ್ರವು, ಮೂರು ನಿಮಿಷದ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಿಯೋಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್‌ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಾಫ್‌ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಕುಣಿಕೆಯೊಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡಲು ಎರಡು ವಾಲ್ವ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಕುಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಅನಿಲದಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಂತರ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಕುಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಹಕ ಅನಿಲದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರಲು ವಾಲ್ವ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಲಮ್‌ನ ಮೂಲಕ ನುಗ್ಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಲಮ್‌ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌
ವಿಧಾನಗಳು
ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ತಂತ್ರ
ಡೇಟಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ