ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಲಾಗ್‌ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಶೇಕಡಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 
ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 0.5% ನಿಖರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತವೆ. 
ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯ ಬೆ೦ಚ್ ಟಾಪ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು ±0.01% ದಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. 
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ದರ್ಜೆಯ ಸಾಧನಗಳು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಎ೦ಬ೦ತಹ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌‌ನ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಖರತೆಯು ಕಡಿಮೆ DC ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ೦ತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂಲಭೂತ DC ವೋಲ್ಟ್ ನಿಖರತೆ ಅ೦ಕಿಸ೦ಖ್ಯೆ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್, ಪ್ರತಿರೋಧಕ, AC ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ DC ವೋಲ್ಟ್ ಅ೦ಕಿಸ೦ಖ್ಯೆಗಿ೦ತ ಕಡಿಮೆ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತವೆ.

ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಶನ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಮೀಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ಕ್ಯಾಲಿಬರೇಶನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲರು. ಅದನ್ನು ಅಮೇರಿಕನ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ನೀಡಿದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮಾರಾಟದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಶನ್ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಮರು-ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಬಹುದು. ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಗಳು ಮೆಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಅವು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಶನ್ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
ಡಿಜಿಟಲ್
ಬರ್ಡನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್
ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್