மின்சாரத்தின் பாரம் அல்லது சோதனையிடப்படும் சுற்றில் இருந்து எவ்வளவு மின்சாரம் எடுக்கப்படுகின்றது என்பதை பல்பயன் அளவியின் பிழையின்மையைப் பாதிக்கும். குறைந்த அளவு மின்சாரத்தை இழுப்பத்தின் விளைவாக பொதுவாக துல்லியமான அளவிட முடிகிறது. தவறான முறையில் உபயாக படுத்துவதோ அல்லது அதிக அளவில் மின்சாரத்தை ஏற்றுவதன் மூலம், ஒரு பல்பயன் அளவி சேதமடைந்து விடலாம். ஆகையால் அளவுகளை நம்பகமமில்லாமலும் மற்றும் தரக்குறைவாகவும் வழங்கும்.

மின்னணுவியல் ஒலி பெருக்கி கொண்ட அளவிகள் (எல்லாவித எண்முறை பல்பயன் அளவிகள் மற்றும் சில தொடர்முறை பல்பயன் அளவிகள்) உள்ளிட்ட மின்மறுப்பைக் கொண்டிருக்கும். அது பொதுவாக மிக அதிகளவில் சோதனையிடும் எற்றுகளை பாதிக்காது என்று ஆலோசிக்கப்படுகின்றது. மேலும் தேர்ந்தெடுத்த எல்லைகள் சாராமல் இருக்கும். இது பொதுவாக, பத்து இலட்சம் ஓம்ஸ், அல்லது ஒரு கோடி ஓம்ஸ் ஆகும். தரமான உள்ளிட்ட மின்மறுப்பு புற சோதனைக் கோள்களை நேர் மின்சாரத்தை அளவிடும் எல்லைகள் பத்திலிருந்து ஆயிரம் வோல்ட்ஸ் வரை நீட்டி உபயோகத்திற்கு அனுமதிக்கின்றது.

அசையும் குறிமுள் கொண்ட பல தொடர்முறை பல்பயன் அளவிகள் இடைத்தாங்காததாகும். மேலும் அளவி குறிமுள் விலக்குவதற்காக மின்சாரத்தை சோதனை இடும் சுற்றிலிருந்து இழுக்கும். அளவியின் மாறுமின் மறுப்பு மாற்றுப்படுவது அளவியின் அசைவில் அடிப்படை உணர்திறனை மற்றும் அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எல்லையை சார்ந்திருக்கும். எ.கா. 20,000 ஓம்ஸ்/வோல்ட் உணர்திறனை கொண்ட ஒரு அளவி, இருபது லட்சம் ஓம்ஸ் உள்ளிட்ட மின்தடையை 100 வோல்ட் எல்லைக்குள் கொண்டதாகும். (100 வோல்ட் * 20,௦௦௦ ஓம்ஸ்/வோல்ட் = 2,000,000 ஓம்ஸ்) எல்லாம் எல்லைகளில், எல்லையின் முழு கோல் மின்னழுத்தத்தில், அளவியின் அசைவுக்காக முழு மின்னளவையும், சோதனையிடும் சுற்றிலிருந்து எடுக்கப்படும். திறன் கொண்ட சுற்றுகளில் அளவியின் மாறுமின் மறுப்பை வீட ஆதாரம் மாறுமின் மறுப்பு குறைவாக இருந்தால், குறைந்த உணர்திறன் கொண்ட அளவிகளை பொதுப் பயன் சோதனைக்காக பயன்படுத்தப்படும் . அறிகுறி சுற்றுகளில் சில அளவிடுகள் அதிக உணர்திறனை கோரிக்கையிடுகிறது. இதனால் மீட்டர் மறிப்புடன் சோதனையிடும் சுற்றுகளின் சுமை ஏற்று கொள்ள கூடாது.

சிலநேரம் உணர்திறனை, அளவியின் நுணுக்கத்துடன் திகைக்க வைக்கக்கூடும். அதுவே அளவீடுகளின் வாசிப்பைக் குறைந்த மின்னழுத்தமாகவோ, குறைந்த மின்சாரமாகவோ அல்லது மின்தடையில் மாற்றமாகவோ விவரிக்கப்படுகின்றது. பொதுப்பயன் எண்முறை பல்பயன் அளவிகளுக்கு, ஒரு முழு-கோல் எல்லையின் பல நூறு மில்லி வோல்ட்ஸ் AC அல்லது DC என்பது பொதுவானது. ஆனால் தாழ்வான முழு-கோல் மின் எல்லை பல நூறு மில்லி ஆம்பியர்ஸ் ஆக இருக்கும். பொது பயன் எண்முறை அளவிகளில், இருகம்பி மின்தடை அளவுகள் கொண்டிருப்பதால், ஈய கம்பி மின்தடையின் தாக்கத்தை ஈடுசெய்தல் முடியாது. சில பத்துகள் அளவில் ஓம்ஸை விடக் குறைவாக இருக்கும் அளவுகளை, மிக குறைந்த பிழையின்மையுடன் அளவெடுக்கப்படும். உற்பத்தியாளரை பொருத்து, பல்பயன் அளவிகளில் அளவு எல்லைகளின் மேலான அந்தம் மாறுப்படலாம். பொதுவாக, 1000 வோல்ட்ஸுக்கு மேலாக, 10 ஆம்பிர்ஸுக்கு மேல் அல்லது 100 மெகா ஓம்ஸ்-க்கு மேலாக இருக்கும் அளவுகளை அளவெடுக்க பிரத்யேகமான சோதனை கருவி தேவைப்படுகிறது. மின்சாரத்தின் ஒரு மைக்ரோ ஆம்பியர் அல்லது அதை விடக் குறைந்த மின் அளவை துல்லியமாக அளவெடுக்க, இக்கருவி உதவும்.

உட்கரு மின்னழுத்தம்
சோதனைக் கோல்கள்
உணர்திறன் மற்றும் உள்ளிட்ட மின்மறுப்பு
மின்கலம்