1 ig-150 Tek kullanımlık USB Sıcaklık Data Logger GENEL KULLANMA KILAVUZU
2 TEMPLOG ig-150 Önceden programlanmış bir ortam sıcaklık kaydedicidir. Yaş sebze, meyve, deniz ürünleri, et ve ilaç gibi sıcaklığa duyarlı ürünlerin dağıtımı esnasında sıcaklık ölçümünü kayıt altına almak için özel olarak üretilmiştir. CİHAZIN KAYIT İŞLEMİNE BAŞLATILMASI ig-150 nin üzerindeki START butonuna üzerindeki tüm led ler yanana kadar 3 defa basarak cihazın kayıt almaya başlaması sağlanır. Cihaz kayıt işlemine başladığını belirtmek için üzerindeki tüm led leri sırası ile yakar. Cihazın kayıt işlemine başladığını kontrol etmek START butonuna basıldığında OK led inin yanması ile sağlanır. CİHAZIN KAYIT İŞLEMİNİN SONLANDIRILMASI Kayıt işleminin sonlandırılması için ig-150 nin bilgisayarın USB portuna takılması gerekmektedir. (Kayıt işlemine başlamış olan İg-150 sadece USB portuna takıldığında kayıt işlemini tamamen durdurur.) Cihaz üzerindeki STOP butonu sevkiyat sonu işareti eklemek için konulmuştur. BKZ: ve Ekranları VERİ OKUMA ve TEMPLOG ANALYZER YAZILIMI Kayıt işlemi biten cihazı bilgisayarın USB portuna takın Bilgisayar ekranında otomatik olarak bir pencere açılacaktır.
3 Açılan pencerede Dosyaları görüntülemek için klasörü aç simgesine tıklatınız. Açılan pencere DOWNLOAD iconuna basınız. DİKKAT: Cihazı bilgisayarınıza takıldığında otomatik pencere açılmaz ise Bilgisayarınızdaki BİLGİSAYAR butonuna açılan pencerede TEMPLOG butonuna tıklayarak download simgesinin bulunduğu pencereyi açabilirsiniz. Download butonuna basıldığında bilgisayarın varsayılan tarayıcısı kullanılarak yukarıdaki pencere açılır. Açılan bu pencere cihaz hakkında bilgiler içermektedir. DOWNLOAD SOFTWARE yazısına tıklandığında karşınıza adresinde bulunan TEMPLOG ANALYZER indirme sayfası çıkacaktır.
4 Açılan download sayfasında farklı indirme seçenekleri sunulmuştur. Mouse ile Sol üst kutucuktaki EXE simgesinin üzerine gelerek mouse nin SAĞ tuşuna basınız açılan küçük pencereden Hedefi Farklı Kaydet yazısına tıklayarak açılan pencereden MASA ÜSTÜ simgesini seçip KAYDET butonuna tıklayarak TEMPLOG ANALYZER programının Bilgisayarınızın masa üstüne kaydedilmesi sağlanır. TEMPLOG ANALYZER VERİ OKUMA YAZILIMI Yukarıdaki yönergeleri izleyerek indirmiş olduğunuz TEMPLOG ANALYZER programı aşağıdaki gibi bir simgeye sahiptir. Masa üstündeki simgeye çift tıkladığınızda program açılacak ve size gerekli dil saat sıcaklık birimlerini seçebileceğiniz ayar penceresi ile karşılayacaktır.
5 OK Butonuna basıldığında ayarlar kaydedilerek programın ana ekranı açılacaktır. Ayar ekranı program ilk defa çalıştırıldığında çıkar bir kere ayar işlemi yapıldığında programın diğer açılışlarında görünmeyecek sadece gerektiğinde butonuna basarak kullanıcı tarafından açılacaktır. NOT: Templog analyzer programı kurulum gerektirmeyen bir yapıya sahiptir. Bu sebeple bilgisayarınıza gereksiz müdahalelerde bulunmaz. Sadece programın kendi simgesine tıklayarak çalıştırılır. Bu simde silindiğinde programda silinmiş olur ve yeniden indirme işlemi yapılmalıdır. TEMPLOG ANALYZER ANA EKRANI Program ana ekranı 7 ayrı bölümden oluşmaktadır.
6 Analiz programı açık iken yeni cihaz takıldığında cihaz içindeki verileri program içine aktarır PDF Oluştur Butonu ile ig-150 İçerisindeki kayıtlı sıcaklık verileri PDF formatına dönüştürülerek bilgisayara kaydedilebilir. Webe Gönder Butonu ile ig-150 İçerisindeki kayıtlı sıcaklık verileri PDF formatına çevirilerek TEMPLOG ELEKTRONİK Serverlarına gönderilir. İstenilen tarih de ihtiyaç duyulması durumunda adresindeki sorgu ekranına bilgileri webe gönderilmiş cihazın seri numarası yazılarak tüm verilere tekrar ulaşılabilir ve PDF dosyası bilgisayara kaydedilebilir. Bu özellik uzakdaki kullanıcılarla bilgi paylaşımı içinde kullanılmaktadır. BKZ: VERİ TAKİP SORGULAMASI Kayıt almaya başlamamış bir ig-150 cihazının mevcut ayarlarının değiştirilmesi sağlanır BKZ: CİHAZ AYARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ ig-150 içerisindeki verilerin program içine kaydedilmesini sağlar. DİKKAT: Kaydedilen veriler TEMPLOG ANALYZER programının bulunduğu klasöre yapılmaktadır, Bu klasörü silmek kayıtlı
7 verilen silinmesine sebebiyet verebilir. Templog Analyzer içerisine kaydedilmiş verilerin görüntülenmesini yada silinmesini sağlar. Templog Analyzer programının ayar ekranını açar. Programın dil ve tarih ayarları bu ekrandan yapılabilir. Templog Anayzer programını kapatır. SERİ NUMARASI: Her ig-150 sıcaklık kayıt cihazının kendisine özel bir numarası vardır ve bu numaranın gösterildiği satırdır. KAPASİTE: Cihazın kayıt kapasitesini ve ölçüm boyunca bu kapasitenin ne kadarının kullanıldığını gösterir. ÖLÇÜM ARALIĞI: Cihazın kaç dakikada bir sıcaklık kaydı yaptığını gösteriri. KAYIT SÜRESİ: Cihazın ayarlanmış olan kayıt süresini gösteriri. BAŞLAMA GECİKMESİ: Cihazın çalıştırıldıktan kaç dakika sonra kayıt almaya başladığını gösterir. BAŞLAMA ZAMANI: Cihazın kayıt alma işlemine başladığı zamanı gösterir. BİRİŞ ZAMANI: Cihazın STOP butonuna basılarak durdurulduğu zamanı gösterir. MAKSİMUM/MİNİMUM: Cihazın kayıt boyunca hafızasına aldığı en düşük ve en yüksek sıcaklık değerini gösterir. ORTALAMA : Cihazın kaydettiği tüm sıcaklık değerlerinin ortalamasını gösterir. ÜST ALARM DEĞERİ: Cihazın ayarlanmış üst alarm değerini ve bu değerde kaç dakika kalırsa alarm işaretleneceğini gösterir. ALT ALARM DEĞERİ: Cihazın ayarlanmış alt alarm değerini ve bu değerde kaç dakika kalırsa alarm işaretleneceğini gösterir. AÇIKLAMA: Programlama esnasında yapılan özel açıklamalar bu alanda gösterilir.
8 Cihazın kayıt süresi boyunca hafızasına aldığı tüm sıcaklık verilerini grafik olarak gösteren ekrandır KIRMIZI ÇİZGİ: Yüksek sıcaklık alarm değerini gösterir. MAVİ ÇİZGİ: Düşük sıcaklık alarm değerini gösterir. YEŞİL ÇİZGİ: Kayıt altına alınmış sıcaklık seviyelerini gösterir. MOR ÇİZGİ: Cihazın STOP butonuna basıldığı sevkiyat sonu zamanı gösterir. Mouse sol tuşu ile istediğiniz alanı tarayarak büyütme ve küçültme yapılabilmektedir. Cihaz ile ilgili notların gösterildiği ekrandır. Cihaz fabrika ayarlarında hiçbir not eklenmemiş olarak gelir. Cihaza not eklemek için BKZ: CİHAZ AYARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ Cihaz kayıt süresince ayarlanan alarm seviyelerinin altına yada üstüne çıkması durumunda bu ekranda hangi sıcaklık değerinde kaç dakika boyunca alarm değerinde kaldığı görüntülenir.
9 Cihazın kayıt süresi boyunca hafızasına aldığı tüm sıcaklık değerlerini gösterir. ÜST SEVİYE UYARISI: Sıcaklık değerinin alarm değerinin üzerine çıktığını belirtir. ÜST SEVİYE ALARMI: Sıcaklık değerinin ayarlanan alarm süresi boyunca üst seviyeye çıktığını belirtir. ÖRNEK: 8 derecede 30 dakika sonra alarm gösterecek şekilde ayarlanmış bir cihazda ortam sıcaklığı 10 dakika boyunca 8 derece üstünde kalırsa (10 Dakika sonra sıcaklık düşse dahi) bu 10 dakikalık periyod ÜST SEVİYE UYARISI olarak görüntülenir. Cihaz 30 dakikadan fazla bir süre 8 derece üstünde kalırsa bu periyod ÜST SEVİYE ALARMI olarak görüntülenir. Cihazın üzerindeki STOP butonuna basılarak oluşturulan sevkiyat sonu zamanı tablo üzerinde DUR ibaresi ile gösterilir. Templog Elektronik cihaz ile ilgili yeri versiyon yada yeni özellik duyurularını bu ekran üzerinden kullanıcıları ile paylaşır. ig-150 sürekli değişen üzerine yeni özellikler eklenen bir yapıya sahiptir. Bu ekrandaki uyarıları dikkate almak kullanıcı yararına olacaktır. CİHAZ AYARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ ig-150 tek kullanımlık sıcaklık kayıt cihazı kayıt işlemine başlamamış olması şartı ile üzerindeki ayarların değiştirilmesine olanak tanır. İg-150 tek kullanımlık bir cihaz olduğundan kayıt işlemine başlamış yada bitirmiş cihaz ile aşağıdaki özellikler kullanılamaz.
10 Kayıt işlemine başlamamış bir cihazı bilgisayarınıza takın ve TEMPLOG ANALYZER programındaki butonuna tıklayın. Açılan pencerede cihazın mevcut ayarları görünmektedir. KAYIT SÜRESİ: Cihazın kayıt süresinin değiştirilmesini sağlar. Kayıt süresi değiştirildiğinde cihazın ölçüm aralığı da otomatik olarak değişecektir. Aşağıdaki tabloda kayıt süresine karşılık gelen ölçüm aralıkları gösterilmiştir. BAŞLAMA GECİKMESİ: Bu alandan cihazın START butonuna basarak çalıştırılmasından kaç dakika sonra kayıt almaya başlayacağı belirtilir.
11 ÜST ALARM DEĞERİ: Cihazın üst sıcaklık alarm değerinin belirtileceği alandır. ALT ALARM DEĞERİ: Cihazın alt sıcaklık alarm değerinin belirtileceği alandır. ÜST ALARM SÜRESİ: Cihazın üst sıcaklık alarmı vereceği zaman ayarlanır. (Örneğin 30 dakika boyunca 8 derecede kalırsa alarm oluşturulur.) ALT ALARM SÜRESİ: Cihazın alt sıcaklık alarmı vereceği zaman ayarlanır. (Örneğin 30 dakika boyunca 2 derecede kalırsa alarm oluşturulur.) CİHAZ NOTLARI Bu bölüm gerek duyulduğunda kullanıcı isteğine göre doldurulabilir. Boş bırakılması cihaz çalışmasını engellemez. Bu alana doldurulan bilgiler Değiştirilmek istenilen değerler ayarlandıktan sonra hafızasına kaydedilmesi sağlanır. üzerinde görüntülenebilir. butonuna basarak değişikliklerin cihaz Hafızaya kaydedilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için cihazı bilgisayardan çıkartarak tekrar takınız ve üzerindeki bilgileri kontrol ediniz. ALARM DURUMLARININ CİHAZ ÜZERİNDEN OKUNMASI İG-150 Sıcaklık kayıt cihazının üzerindeki LED ler ile kayıt sonrasında alarm durumu kolayca gözlemlenebilir. Kayıt işlemi bitmiş cihazın bilgisayar bağlantısına gerek olmadan alarm durumuna geçip geçmediğini öğrenmek için cihaz üzerindeki STAR butonuna bir defa basınız. Cihaz alarm durumlarına göre cihaz üzerindeki LED ler kısa bir süre yanıp sönecektir Cihaz Durumuna Göre Yanan LED ANLAMI NORMAL: Cihazın normal sıcaklık değerleri arasında çalıştığını gösterir. NORMAL + UYARI: Cihaz normal sıcaklık değerlerindedir fakat üst sıcaklık seviyesi aşılmasına rağmen henüz tehlikeli sürede bu seviyede kalmamış ve alarm oluşmamıştır. ALARM: Cihaz başlamasından bu yana en az bir kez üst seviye değerini geçip tehlikeli sürede bu şartlar altında kalmış ve Alarm durumu oluşmuştur.
12 NORMAL + UYARI: Cihaz normal sıcaklık değerlerindedir fakat alt sıcaklık seviyesi aşılmasına rağmen henüz tehlikeli sürede bu seviyede kalmamış ve alarm oluşmamıştır. ALARM: Cihaz başlamasından bu yana en az bir kez alt seviye değerini geçip tehlikeli sürede bu şartlar altında kalmış ve Alarm durumu oluşmuştur. ALARM: Cihaz başlamasından bu yana en az birer kez üst ve alt seviye değerlerini geçip tehlikeli sürede bu şartlar altında kalmış ve Alarm durumu oluşmuştur. VERİ TAKİP SORGULAMASI Webe gönder butonu ile Templog elektronik serverlarına gönderilmiş verileri incelemek için adresine giriş yapınız. İG-150 Veri takip sorgulaması bölümündeki arama kutucuğuna verilerini görmek istediğiniz cihazın seri numarası yazarak SEARCH butonuna tıklayın.
13 Sorgu sonrasında cihazınızın bilgileri ekrana gelecektir. PDF simgesine tıklayarak pdf formatındaki verileri bilgisayarınıza indirebilirsiniz. ÖRNEK PDF DOSYASI EKRAN GÖRÜNTÜLERİ
14
15 Detaylı örnek PDF raporunu için adresine giriş yaparak demo sorgulamasını inceleyebilirsiniz. TEMPLOG ELEKTRONİK San. ve Tic. Ltd. Şti. Esenler Turgut Reis Mah. TEKSTİLKENT A4 BLOK NO:41 ESENLER / İSTANBUL Tel: PBX Fax:
BFT10 AKÜ TEST CİHAZI* TANITIM DÖKÜMANI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır ve modelden modele değişiklik
1 Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU Simplex 5 serisi Kullanım Kılavuzu REV:0 2 İçindekiler 1. ÖZELLİKLER... 3 2. ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ / TUŞ TAKIMI TANITIMI... 4 3. MENU AĞAÇ YAPISI... 5 4. ALARM LİSTESİ...
Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011 içindekiler Yönetici Konsolu... 3 Sık Kullanılan Raporlara Kolay Ulaşım... 4 Farklı Tema Kullanımı... 5 Menü Kullanımı... 6 Geliştirilmiş CTRL+F Arama Kriterleri... 7
EXCEL YAZILIM PROGRAMI Elektronik tablolama ve hesaplama programlarının hemen hemen en popüler olanı Excel programıdır. Bu programın çalışma alanı satır ve sütunların kesişmesinden meydana gelen hücrelerden
MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz MF302 Kullanım ve Kurulumu ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com
R electrosec electrosec AC-063 GÜVENLİK AMAÇLI PROXIMITY ON-LINE KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ R Montaj ve Programlama Kılavuzu R electrosec İÇİNDEKİLER Sistem Özellikleri...Sayfa 3 Teknik Özellikler Garanti
Perkotek Zaman Kontrol ve Personel Devam Takip Sistemi Program menülerine üst taraftaki ( 1 ) menülerden ve programın sol tarafındaki ( 2 ) menülerden ulaşabiliriz. Şu an okumakta olduğunuz yardım kitapçığında
Probeton Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu TR_5192 1 / 15 Probeton Kullanım Kılavuzu İçindekiler Lisans Sözleşmesi 3 Programa giriş 00-00 İlk işlemler PLC Ayarları 00-01 Program Özellikleri 7 Malzeme
Harita Araçlar tablosu Komutlar Raporlar Güzergâh Araç programlama Nokta / bölge programlama Adres arama araç takip sistemi İletişim Sistemleri Tic. Ltd. Şti. OtomuBul GPS Araç Takip Sistemi 1 www.solit.com.tr
VGUARD PC TABANLI KARTLAR Görüntü Kartları Model : VG4C-RT4 VG4C-EXP VG8C-EXP VG4C + VG8C-VG8C-EXP-TV Kurulum ve Kullanım Kılavuzu UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Programın Kullanımı Program ilk çalıştırıldığında bilgisayarın C sürücüsünde aşağıdaki klasörleri oluşturur. NonStop2010: Çalışılan okullara ait verileri ve öğrenci resimlerini saklar NonStop2010 Resimleri:
2 ÖNSÖZ Asistan foto, Lodos tarafından fotoğraf stüdyoları için özel olarak üretilmiş bir otomasyon paketidir. Fotoğraf stüdyonuzdaki tüm işlerinizin bilgisayar ortamında kontrol ve takibini sağlar. Asistan
TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477
emap 1. HARİTA EKRANI GENEL ÖZELLİKLER emap ekranı, Menü ve Harita olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Menü Ekranını Gizle/Göster Nokta, çizgi veya poligon ekleme ve seçme araçları Harita zum ve kaydırma
V1 KING DEVRİYE KONTROL SİSTEMİ PROGRAM KULLANIM KILAVUZU Öncelikle OnurEgs yi ve ürünümüzü tercih ettiğinizden dolayı teģekkür ederiz. Program kullanım kılavuzumuz siz değerli müģterilerimiz için programın
Televis Sistem Tesisin grafik görüntüsüyle alarmların yönetilmesi ve veri kayıt programı Kullanıcı Kılavuzu Televis Sistem TelevisNet TelevisNet Windows platformu için dizayn edilmiş, arayüzü bir çok değişik
R electrosec electrosec C-073 GÜVENLİK MÇLI PROXIMITY OFF-LINE&ON-LINE KRTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ R Montaj ve Programlama Kılavuzu R electrosec İÇİNDEKİLER Sistem Özellikleri...Sayfa 3 Teknik Özellikler
1 İşletim Sistemi Bilgisayar ile kullanıcı arasında köptü vazifesi gören yazılımlardır. MİB ( CPU ) işlemleri gerçekleştirir ve bulduğu sonuçları yine işletim sistemine gönderir. İşletim sistemi bulunan