Engineering
This content is Open Access.
The JoVE video player is compatible with HTML5 and Adobe Flash. Older browsers that do not support HTML5 and the H.264 video codec will still use a Flash-based video player. We recommend downloading the newest version of Flash here, but we support all versions 10 and above.
If that doesn't help, please let us know.
Sürekli Dalga Yayma Kanal Ses Ölçüm Sistemi - Test, Doğrulama ve Ölçümler
Chapters
Summary
Automatic Translation
June 25th, 2021
Please note that all translations are automatically generated.
Bu rapor, sürekli dalga, radyo frekansı kanal ses taşıyan bir ölçüm sistemi kullanılarak yapılan kurulum, doğrulama ve doğrulama ve yayma ölçümlerinin sonuçlarını açıklar.
Transcript
Yayma ölçümleri modelleri ve politikayı bilgilendirir. Bu tür önemli ölçümleri yapmadan önce bir ölçüm sisteminin doğrulanması ve doğrulanması kritik öneme sahiptir. Ölçümlerin tutarlı olması için diğer ölçüm sistemlerini doğrulamak için bu tekniği kullandık.
Bu sistemin montajı ve kullanımı kolaydır. Bu protokolü kullanmak, daha karmaşık bir ortamda ölçüm yapmadan önce sisteminizi anlamanızı sağlayacaktır. Bu protokol, ekipman birbirine yakın yerleştirildiğinde ortaya çıkabilen elektromanyetik parazit veya elektromanyetik uyumluluk sorunlarını ele almaz.
Bunlar yeni bir RF mühendisi tarafından göz ardı edilebilen konulardır ve bu nedenle daha deneyimli mühendislerle çalışmak önemlidir. Bu kurulumun bazı yönleri sözcüklerle tam olarak açıklanamaz. Resimler ölçüm bileşenlerinin doğru bir şekilde montajında yardımcı olabilir.
Sistemi monte etmeden önce, kablolar, zayıflayıcılar, güç ayırıcılar, yönlü bağlayıcılar ve düşük geçişli filtreler için S parametrelerini ölçmek için bir VNA kullanın. İletim sistemini VNA ile ölçmek için, güç amplifikatörünün çıkışına, yönlü bağlayıcıya, bandpass filtresine ve antene bağlanacak tip N kablosuna bağlanan tip N kablosunu monte edin. Bileşen zincirini ölçmek ve negatif bir sayı olacak S21 değerini kaydetmek için VNA'yı kullanın.
Alıcı ekipmanı VNA ile ölçmek için, alıcı antene bağlanacak tip N kablosunu, filtreyi, filtre arasındaki kabloyu, güç ayırıcıyı ve VSA'ya bağlanacak tip N kablosunu monte edin. Alıcının VSA tarafı için S21'i ölçmek için VNA'yı kullanın, ardından spektrum çözümleyici tarafını VNA'ya bağlayan kabloyu bağlayın ve S21 değerlerini elde etmek için bileşenleri tekrar ölçün. Herhangi bir ölçüm yapmadan önce, vektör sinyal jeneratörünü güçlendirerek RF kapalı, güç ölçer ve güç amplifikatörü olarak ayarlı olduğundan emin olun.
Aletlerin herhangi bir ölçümden önce bir saat ısınmasına izin verin. Cihazlar ısındığında, VSA'yı VSA 89601B modunda yapılandırın. Spektrum çözümleyicisini yapılandırdıktan sonra, menülere erişmek için spektrum çözümleyicisine Enter tuşuna basın ve dış referansı etkinleştirmek için Sistem düğmesini seçerken Shift düğmesini basılı tutun.
Daha fazlasını, bağlantı noktası ayarlarını, harici girişi ve referansı seçmek ve sürekli dalga çıkışı seçmek için yumuşak tuşları kullanın. VSG'yi yapılandırmak için frekansı 1.717 megahertz olarak ayarlayın. VSG çıkış genliğini eksi dört desibel miliwatt ve üst sınırı güç amplifikatörünün doğrusal aralığına ayarlayın.
Güç ölçeri kalibre etmek için, başlığı referans bağlantı noktasına takın ve ucını bir ölçüm bağlantı noktasına takın. Güç ölçer frekansını 1, 770 megahertz ve sıfır olarak ayarlayın ve güç ölçer okumasının sıfır desibel miliwatt'ın 0,2 desibel içinde kalmasını sağlayarak güç ölçeri kalibre edin. Ardından güç ölçer kafasını referans bağlantı noktasından çıkarın ve zayıflayıcının çıkışına bağlayın.
Rubidium osilatörlerini senkronize etmek için, gerilimi ayarlayın, rubidium senkronizasyon bağlantı noktasında izin verilen maksimum giriş voltajını aşmamaya dikkat edin ve zaman çizelgesini 100 milisaniyeye ve güç kaynağı frekanslarını hizalamak IQ.To için y eksenine ayarlayın, VSA ekranındaki noktayı izlerken güç kaynağındaki mevcut voltaj düğmesine basın. Nokta ileri geri dönüyorsa, frekanslar hizalanır. Nokta sürekli olarak bir yönde dönüyorsa, sarkaç hareketiyle ileri geri hareket ederken IQ çizimi üzerindeki nokta yavaşlamaya başlayana kadar voltajı değiştirin.
Frekanslar hizalandığında, zaman çizelgesini bir saniyeye ve y eksenini günlük büyüklüğüne geri ayarlayın. VSA'yı kalibre etmek için yardımcı programları, kalibrasyonu ve kalibrasyonu seçin ve VSG'deki RF düğmesini açık olarak ayarlayın. Ardından, tüm parametrelerin doğru ayarlandığını ve spektrum analizörü sinyal seviyesinin VSA sinyal seviyesiyle eşleştiğini doğrulamak için spektrum analizöründe 10 edinme kaydı elde edin.
Laboratuvarı doğrulamak için, anten takmadan sistemin iletim ve alıcı tarafları arasına değişken bir zayıflatıcı yerleştirin ve adım zayıflatıcı zayıflatıcısını sıfır desibel ve VSA'daki kayıt sayısını 120 olarak ayarlayın. Süpürme sayısını 120 kayda ve VSG'nin çıkış genliğini sıfır desibel miliwatt'a ayarlayın. VSG'deki RF düğmesini açık olarak ayarlayın.
Sinyal gücünün değerini bulmak için bir tepe işareti ayarlayın. VSA'da bir sinyal gözlemlenebilirse, doğrulamayı başlatmak için Record tuşuna basın, ardından cihaz kontrol yazılımında bir SA ölçümü başlatın. Bu temsili analizde, 0,5 saniyelik bir süpürme süresi boyunca 461 noktadan oluşan tek bir süpürme spektrum analizörü veri yakalama çizildi ve GPS bilgileri ortalama değere atandı.
Daha sonra faz ve ikinci dereceden büyüklük verileri, tüm veri kümesi için 0,5 saniyelik bir pencere üzerindeki pürüzsüz ortalama güçle karşılaştırıldı ve yaklaşık 40 dalga boyu sürüş mesafesine ulaştı. VSA ve spektrum çözümleyici hizalama verilerinin geçen zamanın işlevleri olarak çizilmesi, arazi kayıplarını tahmin etmek için kullanılabilir. VSA verileri, sistem kayıpları eklenerek ve gösterildiği gibi sürücü yolu boyunca ölçülen temel iletim kaybını veya kazancı elde etmek için sistem kazanımlarını kaldırarak düzeltilir.
Bu analizde, temel iletim kazancı, düzensiz arazi modeli temel ve arazi etkileşimi olmadığını doğrulayan serbest alan iletim kazanımları için eşitti. Düzensiz arazi modeli temel iletimi, boş alan iletim kazanımlarına eşit olduğunda, tüm kayıpların binalardan, yeşilliklerden veya çevredeki çevreyle diğer etkileşimlerden geldiği varsayılabilir. Ölçümden önce sistemin tüm bileşenlerini kontrol etmek çok önemlidir.
Kırık kablolar çok yaygındır. Sistem ayrıca başlangıçta ölçüm ve yol zayıflamasının hesaplanmasını anlamak için laboratuvarda test edilir. Tesisin yakınındaki kısa dış mekan ölçümleri, karmaşık ortamlarda yapılan ölçümlerin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Anten iletimi ve alıcı arasındaki yollar hem tıkanıklıklı hem de engelsiz yolları içermelidir. Bu engeller ağaçlar, binalar veya diğer yapılar olabilir. Bu sistem ormanlık alanlar, kentsel alanlar ve kırsal alanlar gibi farklı ortamlarda dış mekan yayılımlarını incelemek için kullanılmıştır.
Ölçümlere göre müşteriler için zayıflama tahminleri sağladık. Modeller daha sonra ölçümün doğrulanarak geliştirilebilir.
Related Videos
You might already have access to this content!
Please enter your Institution or Company email below to check.
Login to access JoVE
Please login to your JoVE account to get access
We use/store this info to ensure you have proper access and that your account is secure. We may use this info to send you notifications about your account, your institutional access, and/or other related products. To learn more about our GDPR policies click here.
If you want more info regarding data storage, please contact email@example.com.
Please enter your email address so we may send you a link to reset your password.
We use/store this info to ensure you have proper access and that your account is secure. We may use this info to send you notifications about your account, your institutional access, and/or other related products. To learn more about our GDPR policies click here.
If you want more info regarding data storage, please contact firstname.lastname@example.org.
Your JoVE Unlimited Free Trial
Fill the form to request your free trial.
We use/store this info to ensure you have proper access and that your account is secure. We may use this info to send you notifications about your account, your institutional access, and/or other related products. To learn more about our GDPR policies click here.
If you want more info regarding data storage, please contact email@example.com.
Thank You!
A JoVE representative will be in touch with you shortly.
Thank You!
You have unlocked a 2-hour free trial now. All JoVE videos and articles can be accessed for free.
To get started, a verification email has been sent to firstname.lastname@example.org. Please follow the link in the email to activate your free trial account. If you do not see the message in your inbox, please check your "Spam" folder.