Biz, test cihazları sektörün önde gelen sağlamak
gelişmiş online sistemi ve dünyanın çözümler her yerde.
|Menşe yeri:||Çin|
|Marka adı:||HongCe|
|Sertifika:||Calibration certificate(cost additional)|
|Model numarası:||HC9919|
|Min sipariş miktarı:||1 Takım|
|Fiyat:||Negotiation|
|Ambalaj bilgileri:||kontrplâk|
|Teslim süresi:||30 gün|
|Ödeme koşulları:||L / C, T / T|
|Yetenek temini:||Ayda 10 set|
|Test istasyonları:||6 istasyon||esneme süreleri:||1-999999 (ayarlanabilir).|
|Esneme oranı:||10 ~ 60 rpm (ayarlanabilir)||Ağırlıklar:||10N / 20N * 6|
|Vurgulamak:||


electric socket tester,
socket tester
IEC 60884-1 Şekil 21 6 İstasyon Düğme Kontrollü Fiş Kablosu Esneklik Test Aparatı
Standart:
IEC 60884-1 'Ev ve benzeri amaçlar için fişler ve prizler - Bölüm 1: Genel gereksinimler' maddesi 23.4, şekil 21
Standart açıklama:
Tekrar kablolanamayan fişler ve tekrar kablolanamaz portatif prizler, esnek kablo aksesuara girdiği yerde aşırı bükülmeye karşı korunacak şekilde tasarlanmalıdır.
Bu amaçla sağlanan korumalar yalıtım malzemesinden olmalı ve güvenilir bir şekilde sabitlenmelidir.
Uygunluk, muayene ve şekil 21'de gösterildiği gibi bir aparat vasıtasıyla yapılan bir esneme testi ile kontrol edilir.
Test yeni numuneler üzerinde yapılır.
Örnek, düzeneğin salınım elemanına sabitlenir, böylece hareketinin ortasındayken, numuneye girdiği esnek kablonun ekseni dikey olur ve salınım ekseninden geçer.
Düz kordlu örnekler, bölümün ana ekseni salınım eksenine paralel olacak şekilde monte edilir.
Aksesuar test cihazına aşağıdaki şekilde sabitlenmelidir:
- fişler: pimlerle;
– portable socket-outlets: at a distance of 4 mm to 5 mm in the direction of the flexible cable, from the engagement face; - portatif prizler: geçme yüzünden esnek kablo yönünde 4 mm ila 5 mm mesafede; a test plug having the maximum dimensions shall be inserted in the portable socket-outlet during the test. test sırasında portatif prize maksimum boyutlara sahip bir test tapası takılmalıdır.
Aksesuar, salınım elemanının sabitleme kısmı ile salınım ekseni arasındaki mesafenin değiştirilmesiyle, esnek kablo, test aparatının salınım elemanı tam hareketi boyunca hareket ettirildiğinde minimum yanal hareketi yapacak şekilde konumlandırılır.
Esnek kablo, uygulanan kuvvet olacak şekilde bir kütle ile yüklenir
- Nominal kesit alanı 0,75 mm'yi aşan esnek kablolara sahip aksesuarlar için 20 N 2 ;
- Diğer aksesuarlar için 10 N.
Aksesuarın nominal akımına eşit olan bir akım veya hangisi daha düşükse, şu akım iletkenlerden geçirilir:
- 16 A, nominal kesit alanı 0,75 mm'den büyük esnek kablolara sahip aksesuarlar için2;
- 10 A nominal kesit alanı 0,75 mm olan esnek kablolara sahip aksesuarlar için2 ;
- 2,5 A nominal kesit alanı 0,75 mm'den az esnek kablolara sahip aksesuarlar için2 .
İletkenler arasındaki voltaj, numunenin anma voltajına eşittir.
Salınım elemanı 90 ° (dikeyin her iki tarafında 45 °) bir açı ile hareket ettirilir, bükülme sayısı 10 000 ve bükülme oranı 60 / dak.
Specimens with circular section flexible cables are turned through 90° in the oscillating member after 5 000 flexings; Dairesel kesitli esnek kablolara sahip numuneler 5.000 esnemeden sonra salınım elemanında 90 ° döndürülür; specimens with flat flexible cables are only bent in a direction perpendicular to the plane containing the axes of the conductors. düz esnek kablolara sahip örnekler sadece iletkenlerin eksenlerini içeren düzleme dik bir yönde bükülür.
Esneme deneyi sırasında,
- akımda kesinti olmaz,
- iletkenler arasında kısa devre yok.
After the test, the guard, if any, shall not have separated from the body and the insulation of the flexible cable shall show no sign of abrasion or wear; Deneyden sonra koruyucu varsa gövdeden ayrılmamalı ve esnek kablonun yalıtımı aşınma veya yıpranma belirtisi göstermemelidir; broken strands of the conductors shall not have pierced the insulation so far as to become accessible. iletkenlerin kırık telleri erişilebilir hale gelinceye kadar yalıtımı delmemelidir.
Uygulama:
Bu cihaz, tekrar kablolama yapılamayan fişlerin (terminaller) ve tekrar yazılamayan portatif prizlerin esneme özelliklerini test etmek, güç kablosu ve ceketin yorulma mukavemetini kontrol etmek için kullanılır.
Örnek test:
Tekrar girilemeyen fişler ve tekrar girilemeyen portatif prizler
Özellik:
Hız düşürücü motor, pistonlu hareket yapmak için krank kayan blok yapısını kontrol eder, sol ve sağ esneme açıları manuel ölçekle ayarlanır ve açılı otomatik ayar dokunmatik ekran modeli özelleştirilebilir.
Test cihazı, önceden belirlenmiş test süreleri tamamlandığında otomatik olarak kapanacaktır.
Parametreler:
|Güç kaynağı||AC220V, 60Hz|
|Test İstasyonu Sayısı||6, 6 set kelepçe ile|
|Esneme sürelerinin sayısı||1-999999 (adjustable). 1-999999 (ayarlanabilir). With 6 independent counters corresponding to each station, and there is a general counter Her bir istasyona karşılık gelen 6 bağımsız sayaç ve genel bir sayaç var|
|Esneme Oranı||10 ~ 60 rpm (ayarlanabilir)|
|Esnek Açılar||Her iki tarafta 45 °, 60 °, 90 ° dönme açısı|
|Örnek bağlantı telleri||6 ADET|
|Ağırlıklar||10N / 20N * 6 (UL113g ve 284g ağırlığı)|
|Kırılma göstergesi||Gösterge ekranı|
|boyutlar||L * G * Y = 870 mm * 610 mm * 820 mm|


Mekanik teori
|Redüksiyon dişli kutusundaki krank bloğu, pistonlu hareketi yapmak için elektrik motoru tarafından tahrik edilir.|
İlgili kişi: sales