WQF-510A/520A FT-IR Spektrometresi
Yeni tip küp-korner Michelson interferometresi, konvansiyonel Michelson interferometresine göre küçük boyutu ve kompak yapısı ile yüksek stabilitededir. Termal değişikliklere ve titreşimlere karşı daha az duyarlıdır.
Tam sızdırmaz nemli ve toz geçirmez interferometre, yüksek performansla, uzun ömürlü sızdırmazlık malzemesi ve desikatörle birlikte, çevre şartlarından etkilenmez. Silika jel benceresi sayesinde, gözlem ve değişimine olanak verir.
İzole IR ışık kaynağı ve büyük ısı odası tasarımı yüksek termal stabilite sağlar. Stabil interferans dinamik ayarlama gerektirmeden elde edilir.
Yüksek yoğunluklu kızılötesi kaynağından düzgün ve stabil kızılötesi radyasyon elde edilir.
Süper geniş numune kompartımanı çeşitli aksesuarlar takılması için esneklik sağlar.
Programlanabilir kazanç yükselteci (gain amplifier), yüksek doğruluklu A / D dönüştürücüsü ve gömülü bilgisayar uygulamaları tüm sistemin doğruluğu ve güvenilirliğini artırır.
Spektrometre, otomatik kontrol ve veri iletişimi için bir USB bağlantı noktası ile tamamen tak-çalıştır işlemi ile PC’ye bağlanır.
Kullanıcı dostu PC kontrolü, zengin fonksiyon yazılımı, kolay, rahat ve esnek kullanım sağlar. Spektrum kaydetme, spektrum dönüşümü, spektrum işleme, spektrum analizi ve spektrum çıktısı alma vs yapılabilir.
Çeşitli özel IR kütüphaneleri rutin aramalar için kullanılabilir. Kullanıcılar ayrıca kendileri kütüphaneler oluşturabilir.
Diffüz / Specular Yansıma, ATR, Sıvı hücre, Gaz hücre ve IR mikroskop vb gibi aksesuarlar Numune bölmesine monte edilebilir.
ÖZELLİKLER:
|Spectral Range||7800 to 350 cm-1|
|Resolution||Better than 0.85cm-1 ( WQF-510A)Better than 0.5cm-1 ( WQF-520A)|
|Wavenumber Precision||±0.01cm-1|
|Scanning Speed||5-step adjustable for different applications|
|Signal to noise ratio||better than 15,000:1 (RMS value, at 2100cm-1,resolution: 4cm-1, detector: DTGS, 1 minute data collection)|
|Beam splitter||Ge coated KBr|
|Infrared Source||Air-cooled, high efficiency Reflex Sphere module|
|Detector||DTGS|
|Data system||Compatible computer|
|Software||FT-IR software contains all routines needed for basic spectrometer operations, including library search, quantitation and spectrum export|
|IR Library||11 IR libraries included|
|Dimensions||54x52x26cm|
|Weight||28kg|
Speküler / Diffüz Yansıtma Aksesuar
Çok yönlü bir diffuse reflectance ve specular reflectance aksesuarıdır. Diffuse reflektans modu, şeffaf veya toz numune analizleri için kullanılabilir. Speküler reflektans modu, düz yansıtmalı yüzeyler vekaplamalı yüzeylerde kullanılabilir.
- Yüksek ışık çıkışı
- Kolay kullanım, hiçbir iç ayarlama gerekmez.
- Optik sapma telafisi
- Mikro örnekleri ölçmek mümkündür.
- Değişebilen açı
- Toz kabını hızlı değişimi
Yatay ATR / Değişken Açılı ATR (30 ° ~ 60 °)
Yatay ATR kauçuk analizi, viskoz sıvılar, geniş yüzey numune ve esnek katılar vb. için, Değişken açı ATR ise filmler, boya (kaplama) katmanları ve jellerin vb. ölçümü için uygundur
- Kolay kurulum ve kullanım
- Yüksek ışık çıkışı
- IR penetrasyon derinlik ayarı
IR Mikroskop
Mikro numune analizi, minimum örnekleme büyüklüğü: 100μm (DTGS dedektör) ve 20μm (MCT dedektör)
- Tahribatsız numune analizi
- Saydam numune analizi
- İki farklı ölçüm yöntemi: iletim ve yansıma
- Kolay numune hazırlama
Single Reflekcion ATR
Yüksek emilimli malzemeleri ölçerken (polimer, kauçuk, vernik, lif gibi) yüksek verimlilik sağlar.
- Yüksek verim
- Kolay kullanım ve yüksek analitik verimlilik
- Uygulamaya göre Zn, Se, Diamond, AMTIR, Ge ve Si kristal plakalar seçilebilmektedir.
IR Kuvars içinde Hidroksil belirlenmesi için Aksesuar
- IR kuvars Hidroksil içeriğinin, hızlı, rahat ve doğru ölçümü
- IR kuvars tüp direkt ölçümü, numune kesmek gerekmez.
- Doğruluk: ≤ 1 × 10-6 (≤ 1ppm)
Silikon Kristalin Oksijen ve Karbon belirleme Aksesuarı
- Özel silikon plaka tutucu
- Silikon kristalinin içinde oksijen ve karbonun otomatik, hızlı ve doğru ölçümü
- Alt tespit limiti: 1.0 x 1.016 cm-3 (oda sıcaklığında)
- Silikon plaka kalınlığı: 0,4 ~ 4,0 mm
SiO2 Toz İzleme Aksesuarı
- Özel SiO2 tozu izleme yazılımı
- SiO2 tozu hızlı ve doğru ölçümü
Bileşen Testi Aksesuarı
MCT, InSb ve PbS vb gibi bileşenlerin hızlı ve doğru ölçümü
Fiber Optik Test Aksesuarı
IR optik fiber kaybı oranının kolay ve doğru ölçümü,
Takı Muayene Aksesuar
Takıların doğru tanımlanması.
Evrensel Aksesuarları
Sabit sıvı hücreler ve demonte sıvı hücreler
Farklı yol uzunluğuna sahip Gaz hücreleri