Model 4042,
8kVA değerine sahip sekiz ikincil kılavuzla en büyük kuplaj transformatörümüzdür .
4042 üzerindeki 8 musluk , empedansı 1 ila 80 Ohm arasında değişen
bireysel kademe
ayarları ile kullanıcının enjeksiyon voltajını ve akımını istenen bir değere ayarlamasını sağlar .
Doğru kademe seçildiğinde ve
enjeksiyon ünitesindeki kademe menü ayarları aynı değere ayarlandığında, amplifikatör
büyük bir yansıtılmış yük görecek ve
akımı, topraklama döngüsünün etrafındaki akımı sürmek için bu kademe üzerinden maksimum güç sağlayacaktır.
Düşük güç ünitelerinde olduğu gibi kuplaj
transformatörünün primeri , Model 4041 enjeksiyon ünitesi tarafından
nominal 320V’a kadar tahrik edilir . 4042 üzerindeki çeşitli ikincil kılavuzlar enjeksiyon ünitesinden girişi
90V ila 800V arasında bir çıkış voltajı aralığına çevirir .
Kuplaj transformatöründeki her kademe, toprak döngüsünün voltajını ve akımını / yükünü sürekli olarak algılayan bir geri besleme devresine bağlıdır .
Enjeksiyon ünitesi bu verileri maksimum güçte sabit bir enjeksiyon akımı tutmak için kullanır.
4042/3 ayrıca, güvenli çalışma için soğutma fanları ve termal kesme anahtarı ile birlikte gelir.