Onlıne pH Kontrol Sistemleri (CP-801)
CP-801 pH kontrol cihazı saf su, ultra saf su ve kanalizasyonda ölçüm yapmak için tasarlanmıştır. Çok çeşitli özelliklere ve uygulamalara sahip yeni nesil kontrolörlerden biridir.
Enerji santrallerinde, ısı ve enerji santrallerinde ve su arıtma istasyonlarında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Neme dayanıklı bir muhafazada sabit bir cihazdır (IP-65).
Yüksek ölçüm hassasiyeti ve kararlılığı sağlanmıştır.
Cihaz, pH ve sıcaklık okumasını ve her rölenin durumunu aynı anda gösteren geniş, grafik bir ekrana sahiptir. Görüntülenen bilgiler arasından seçim yapmak mümkündür.
Temel veriler dışında - pH ve sıcaklık - aşağıdaki ek parametrelerden biri görüntülenmek üzere seçilebilir: rölelerin durumu hakkında bilgi veya son kalibrasyon tarihi hakkında bilgi.
Cihazın kullanımı kolaydır, İngilizce menüsü vardır.
Doğru işin ve kontrol sürecinin ilerlemesinin toplu bir optik sinyalizasyonu ile donatılmıştır.
Modern elektronik bileşenler sayesinde kontrolörün belleği güç kaynağından tamamen bağımsız hale geldi.
CP-801 kontrolör, Pt-1000 sıcaklık probu ile işbirliği yapan otomatik bir dengeleme sistemine sahiptir.
Cihaz, daha önce kullanıcı tarafından girilen tampon çözelti değerinin otomatik algılanması ile pH elektrodunun 1, 2 veya 3 noktalı kalibrasyonunu sağlar. Ölçüm cihazını çıkışların bağlantısını kesmeye gerek kalmadan kalibre etmek mümkündür.
Kontrolör, giriş kelepçelerinden galvanik izolasyonla izole edilen standart 230 V voltaj ile çalışır. İsteğe bağlı olarak farklı güç kaynağı voltajı kullanmak mümkündür: 110/230/24 V AC, 12 - 24 V DC.
Çıktılar:
röleler (alarm veya PID düzenlemesi);
izole edilmiş dijital: RS-485, MODBUS (ASCII ve RTU);
izole akım çıkışları: 0 ÷ 20 veya 4 ÷ 20 mA.
Rölelerin kullanılması ve girilen alt veya daha yüksek limitlerin aşılması durumunda, uygun röle anahtarlanır (minimum ve maksimum alarm) veya doldurma veya frekans katsayıları (PID kontrolörü için) değiştirilir.
Sayaç, tarih içeren gerçek zaman saati ile donatılmıştır.
Cihazı 1 km mesafeden kontrol etmenizi sağlayan bir uzak panel (ekranlı klavye) bağlamak mümkündür.
Ölçüm kafasından kontrolöre veri radyo iletimi imkanı.
24 ay garanti, hızlı garanti ve garanti sonrası servis.
- Cihazla birlikte çalışan pH elektrodu bir kafaya yerleştirilir. .
- Tanklarda pH ölçümleri durumunda, kanalizasyon için EPX-1t elektrotlu GPZ-1 daldırılabilir.
- Kafa veya ölçülen sıvının tipine bağlı olarak seçilen uygun pH elektrodu ile GXZ-1t kafa öneririz.
- Sinyal, kafaya yerleştirilen ön amplifikatör ile güçlendirilir.
- Boru hattındaki pH ölçümü, aşağıdaki akış kafaları kullanılarak yapılır:
- EPX-1t elektrotlu GPP-1 veya ölçüm koşullarına bağlı olarak seçilen uygun elektrotlu GXP-1t akış kafası.
- Çelik boru hatları için, boru üzerine yerleştirilen dişe monte edilen ve çizimlerimize göre yapılan pH elektrodu için özel bir montaj ekipmanı sunuyoruz.
- Boru hattındaki basınç 6 bardan yüksekse, GXP-01 başlığından küçük hacimli sıvının serbest akışlı yanal sirkülasyon kullanımı kullanılmalıdır.
- Geçiş kafalarının kullanılması durumunda ön amplifikatör kafanın yanına monte edilir.
- Kafadan denetleyiciye kablosuz veri iletimi olasılığı vardır.