Thiết bị đo oxy hoà tan Pro 20 Re eco tech Home/ Sản Phẩm/ Đo đạc, quan trắc Hải văn, Thuỷ văn, Môi trường/ Đo đạc và quan trắc chỉ tiêu Chất lượng Môi trường Nước/ Thiết bị đo đạc các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước cầm tay/ Thiết bị đo oxy hoà tan Pro 20 loan phan Thiết bị đo đạc các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước cầm tay Leave a comment 1 331 Views Thiết bị đo oxy hoà tan YSI Pro 20 cung cấp giải pháp tối ưu để xác định Oxy hoà tan( DO) trong phòng thí nghiệm hoặc tại hiện trường với khả năng di chuyển linh động. Sensor được tổ chức EPA Hoa kỳ phê duyệt thích hợp cho các công tác quan trắc BOD, C BOD và DO nước thải. Các đầu nối theo tiêu chuẩn Mil- spec( tiêu chuẩn quân đội), tính năng chống nước đạt chuẩn IP- 67 và vỏ bằng khuôn đúc cao su, sản phẩm đã qua thử nghiệm va đập cho rơi tự do dưới 1 mét, đảm bảo sử dụng lâu dài ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất và tối thiểu hoá các chi phí bảo trì về sau. Chứng chỉ chất lượng: WEEE, IP- 67, thử nghiệm thả rơi 1 mét, CE, RoHS, sản phẩm được lắp ráp tại Mỹ. Độ dài cáp* Chiều dài 1- 4- 10- 20- 30- và 100 m( 3.28, 13.1, 32.8, 65.6, 98 feet)( vui lòng đặt hàng đối với sản phẩm trên 100 m) Năng lượng 2 pin kiềm C cung cấp thời gian sử dụng đến 450 giờ, chỉ thị báo pin yếu Bảo hành Bảo hành thiết bị 1 năm; cáp 6 tháng, cảm biến cực phổ 6 tháng; cảm biến điện 3 tháng* Nhận đơn đặt hàng đặc biệt gia tăng chiều dài 10 mét đối với chiều dài cáp lên đến 100 m. Thông số Dải đo Độ chính xác Độ phân giải Oxy hoà tan(%) 0 đến 500 0 đến 200 bão hoà không khí, 2 số ghi hoặc 2 bão hoà không khí, tuỳ giá trị nào lớn hơn; 200 đến 500 bão hoà không khí, 6 số ghi 0 1 hoặc 1 bão hoà không khí( người dùng có thể tự chọn) Oxy hoà tan( mg/ L) 0 đến 50 mg/ L 0 đến 20 mg/ L, 2 số ghi hoặc 0 2 mg/ L, tuỳ giá trị nào lớn hơn; 20 đến 50 mg/ L, 6 số ghi 0 01 hoặc 0 1 mg/ L( người dùng có thể tự chọn) Nhiệt độ- 5 đến 55 C( 0 đến 45 C; thang đo bù DO là mg/ L) 0.3 C 0.1 C Khí áp kế bên trong cho kết quả đo chính xác nhất Lựa chọn cảm biến DO tại hiện trường( Polarographic hay Galvanic) hoặc đầu dò BOD sử dụng trong phòng thí nghiệm Hiệu chuẩn One Touch trong 3 giây chỉ với một thao tác bấm nút Lưu trữ 50 bộ dữ liệu Đồ hoạ, hiển thị backlit và bàn phím phát sáng trong bóng tối Chiều dài cáp linh động theo từng nhu cầu sử dụng 1, 4, 10, 20, 30 hoặc 100 mét Thời gian phản hồi nhanh nhất trên thị trường với 95 kết quả phản hồi trong 8 giây đối với màng tiêu chuẩn Đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Đức Cảm biến và cáp có thể linh động thay thế bởi người dùng Thiết bị bảo hành 1 năm, cáp bảo hành 6 tháng 6050020 Thiết bị đo cầm tay Pro 20 60520- 1 Cáp 1 m dùng trong đo DO/ nhiệt 60520- 4 Cáp 4 m dùng trong đo DO/ nhiệt( bao gồm bộ quản lý cáp) 60520- 10 Cáp 10 m dùng trong đo DO/ nhiệt( bao gồm bộ quản lý cáp) 60520- 20 Cáp 20 m dùng trong đo DO/ nhiệt( bao gồm bộ quản lý cáp) 60520- 30 Cáp 30 m dùng trong đo DO/ nhiệt( bao gồm bộ quản lý cáp) 60520- 100 Cáp 100 m dùng trong đo DO/ nhiệt 605780 Đầu dò BOD tự khuấy trộn với cáp 2 m( 6 feet) đi kèm Tags đo đạc quan trắc chỉ tiêu chất lượng môi trường nước may do oxy hoa tan máy đo oxy hoà tan trong nước thiet bi do chi tieu nuoc cam tay thiết bị đo oxy hoà tan Previous Thiết bị đo pH và ORP Pro 10 Next Thiết bị đo độ mặn và độ dẫn Pro 30 Thiết bị đo đa thông số chất lượng nước Professional Plus( Pro Plus) Thiết bị đo Oxy hoà tan cảm biến quang học Pro Solo This post is also available in: English Thiết bị đo Oxy hoà tan YSI Pro Solo Visitors: 559575| Online: 48