Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 725 Ex( chống cháy nổ)- Fluke Viet Nam Trang chủ/ Hiệu chuẩn/ Máy hiệu chuẩn đa năng Đo dòng điện áp lên đến 30 V và dòng mA 24 mA DC Đo điện trở 0 đến 3200 Tần số lên đến 10 kHz Đo từ cực đại tới cực tiểu 1 V Kết hợp với mô- đun 750 PEx cho áp suất Thiết lập các thử nghiệm để sử dụng sau Khả năng đo và nguồn đồng thời 2 kênh Máy phát điện với nguồn cung cấp vòng lặp bên trong Danh mục: Máy hiệu chuẩn đa năng Thiết bị hiệu chuẩn quá trình đa năng 725 Ex thiết kế chuẩn chống cháy nổ, hiệu chuẩn mạnh mẽ và dễ sử dụng. Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 725 Ex kết hợp với một trong( 8) mô- đun áp suất của Fluke- 700 PEx, 725 Ex có thể hiệu chuẩn gần như tất cả thiết bị cần có trong khu vực có khí nổ. Máy hiệu chuẩn khí nổ Fluke 725 Ex có khả năng đo và nguồn mA, vôn, nhiệt độ( RTD và cặp nhiệt điện), tần số, ohms và áp suất trong các khu vực có nguy cơ nổ. Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 725 Ex cho phép bạn xem giá trị đầu vào và đầu ra đồng thời. Đối với các kiểm tra I/ P và van, bạn có thể phát tín hiệu mA trong khi đo áp suất. Máy hiệu chuẩn quá trình 725 Ex của Fluke có khả năng thay đổi bước tự động và thay đổi theo dốc tự động để kiểm tra từ xa, cộng với tăng giảm theo bước 25 để kiểm tra nhanh tuyến tính. Ngay từ lúc bạn cầm lên, Fluke 725 Ex đã sẵn sàng hoạt động. Điều khiển đơn giản, không cần menu và hoạt động dễ dàng. Chức năng bộ nhớ khiến việc thiết lập trở nên nhanh chóng. Và thiết kế bền chắc cho phép thiết bị này hoạt động bền bỉ như bạn muốn. Bộ hiệu chuẩn đa chức năng an toàn nội tại Fluke 725 Ex rất mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng. Kết hợp với một trong các mô- đun áp suất Fluke 750 PEx, nó có thể hiệu chỉnh hầu hết mọi thiết bị xử lý có khả năng cần dịch vụ trong khu vực có thể có khí nổ. Sử dụng chức năng đo và phát tín hiệu để kiểm tra và hiệu chuẩn hầu hết tham số của quá trình. Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 725 Ex an toàn chống cháy nổ là một giải pháp hiệu chuẩn đa năng, mạnh mẽ, cung cấp Tính năng đặc điểm của máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 725 EX Tiêu chuẩn ATE X II 1 G Ex ia IIB 171 C Kem a 04 AT EX 1303 X Tiêu chuẩn ATE X II 1 G Ex ia IIB 171 C KEM A 04 AT EX 1303 X Tuân thủ I. S. Class I, Division 1 Groups B- D, 171 C Đo điện áp một chiều, mA, RTD, cặp nhiệt, tần số và ohm Phát tín hiệu hoặc mô phỏng điện áp một chiều, mA, RTD, cặp nhiệt, tần số và ohm Khả năng phát tín hiệu và đo hai kênh đồng thời để hiệu chuẩn bộ chuyển đổi Cấp nguồn cho bộ chuyển đổi bằng bộ cấp nguồn vòng lặp bên trong Lưu trữ các thiết lập kiểm tra thường sử dụng để sử dụng sau này Đo áp suất tới 3 000 psi/ 200 bar bằng bất kỳ mô- đun nào trong số 8 mô- đun áp suất của Fluke 700 PEx an toàn chống cháy nổ, hiệu chuẩn bộ chuyển đổi áp suất và thiết bị I/ P Chức năng kiểm tra công tắc áp suất để ghi giá trị đặt đóng mở( set/ reset) và dải dead band Kích thước và khối lượng gọn nhẹ Giao diện người dùng nút bấm đơn giản Mạnh mẽ và đáng tin để sử dụng tại hiện trường. IS Class I, Div 1 Nhóm BD, tuân thủ 171 C Điện áp một chiều 30 000 V 0 02+ 2 count( hiển thị trên) 10 000 V 0 02+ 2 count( hiển thị dưới) 90 00 mV 0 02+ 2 counts Dòng điện một chiều 24 000 mA 0 02+ 2 counts Điện trở 0 0 đến 400 0 0 1( 4 dây), 0 15( 2 đến 3 dây) 401 đến 1500 0 5( 4 dây), 1( 2 đến 3 dây) 1500 đến 3200 1( 4 dây), 1 5( 2 đến 3 dây) Tần số 2 0 đến 1000 0 CPM 0 05+ 1 count Từ 1 0 đến 1100 0 Hz 0 05+ 1 count Từ 1 00 đến 10 00 kHz 0 05+ 1 count Áp suất Độ chính xác từ 0 025 dải đo sử dụng bất kỳ mô- đun nào trong số 8 mô- đun áp suất an toàn chống cháy nổ. Các mô- đun hiện có cho áp suất chênh áp, theo đồng hồ đo, chân không, tuyệt đối, kép và áp suất cao. Độ chính xác phát tín hiệu Điện áp một chiều 100 00 mV 0 02+ 2 count 10 000 V 0 02+ 2 count Dòng điện một chiều 24 000 mA( Phát tín hiệu) 0 02+ 2 counts 24 000 mA( Mô phỏng) 0 02+ 2 counts Điện trở 15 0 đến 400 0 0 15( dòng điện kích thích 0 15 đến 0 5 mA), 0 1( dòng điện kích thích 0 5 đến 2 mA) 401 đến 1500 0 5( dòng điện kích thích 0 05 đến 0 8 mA) 1500 đến 3200 1( dòng điện kích thích 0 05 đến 0 4 mA) Tần số 2 0 đến 1000 0 CPM 0 05 Từ 1 0 đến 1100 0 Hz 0 05 Từ 1 00 đến 10 00 kHz 0 25 Độ chính xác khi đo: NI- 120 0 2 C Độ phân giải J, K, T, E, L, N, U: 0 1 C, 0 1 F B, R, S: 1 C, 1 F Độ chính xác phát tín hiệu: NI- 120 0 2 C Lưu ý: Độ chính xác được chỉ rõ cho phép đo 4 dây. Độ phân giải J, K, T, E, L, N, U: 0 1 C, B, R, S: 1 C Chức năng thay đổi theo dốc( Ramp) Chức năng phát tín hiệu: Điện áp, dòng điện, điện trở, tần số, nhiệt độ Chức năng thay đổi theo dốc( Ramp) Độ biến đổi dốc chậm, độ biến đổi dốc nhanh, độ biến đổi dốc theo bước 25 Chức năng cấp nguồn vòng lặp Điện áp: 12 V Chức năng thay đổi bước Chức năng phát tín hiệu: Điện áp, dòng điện, điện trở, tần số, nhiệt độ Chứng nhận của các cơ quan an toàn ATE X II 1 G Ex ia IIB 171 CI. S. hạng I, ban 1 nhóm Kích thước 130 x 236 x 61 mm 5, 188 x 9 291 x 2 402 Khối lượng 0 85 kg( 1 874 lbs.) Thay pin Ngăn chứa pin riêng, có thể tiếp cận pin mà không làm rách tem hiệu chuẩn Các kết nối cổng bên Đầu nối mô- đun áp suất Một bộ cáp đo có thể cắm chồng lên Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 753 Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 725 Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 726