83.970.000 Được sử dụng trong các ngành: nuôi cấy tế bào, thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi cấy mô, vi khuẩn trong điều kiện kiểm soát và môi trường lý tưởng- Được sử dụng trong các ngành: nuôi cấy tế bào, thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi cấy mô, vi khuẩn trong điều kiện kiểm soát và môi trường lý tưởng- Thể tích: 56 lít- Kích thước ngoài: rộng 559 x cao 791 x sâu 521 mm- Số khay tối đa: 5- Khoảng nhiệt độ hoạt động:+ 50 C trên nhiệt độ môi trường đến 500 C- Chương trình thời gian tiệt trùng: 60 phút tại 1800 C( không cần tháo cảm biến độ ẩm)- Độ chính xác cài đặt: 0.10 C- Độ thay đổi nhiệt theo thời gian( theo chuẩn DIN 12 880: 2007- 05): 0.10 C- Độ thay đổi nhiệt trong buồng tại 370 C( theo chuẩn DIN 12 880: 2007- 05): 0.30 C- Giới hạn độ ẩm nhờ vào thành phần Peltier, khi khay nước đầy được để vào, thành phần Peltier giới hạn giá trị độ ẩm bên trong ở mức 93 rh 2.5- Cài đặt khoảng độ ẩm: 40- 97 rh và tắt độ ẩm( mua thêm K 7)- Độ chính xác cài đặt: 0.5 rh- Kiểm soát CO 2 bằng điện tử hiện số với hệ thống đầu dò kép cận hồng ngoại cùng với hệ thống tự động chẩn đoán lỗi và chỉ thị báo lỗi bằng âm thanh, bù trừ áp suất- Khoảng điều chỉnh CO 2: 0 20- Độ dao động theo thời gian: 0.2- Độ chính xác cài đặt: 0.1- Điều chỉnh các thông số: nhiệt độ( 0 C hoặc 0 F), nồng độ CO 2, chương trình thời gian, múi giờ- Phần mềm Atm o CONTROL trên thẻ nhớ USB cho cài đặt chương trình, quản lý và chuyển các thông số qua giao diện Ethernet hoặc cổng USB- Hệ thống tự động chẩn đoán: chẩn đoán lỗi cho nhiệt độ, nồng độ CO 2 và kiểm soát giới hạn ẩm- Hệ thống gia nhiệt đa chức năng trên bốn mặt có thêm gia nhiệt ở cửa và mặt sau đế tránh ngưng tụ- Cửa cấu tạo bằng thép không gỉ được cách ly hoàn toàn với 2 điểm khoá cửa- Cửa kính bên trong được gia nhiệt- Bên trong vật liệu bằng thép không gỉ 1.4301( ASTM 304), chống ăn mòn- Bảo vệ quá nhiệt: giám sát nhiệt độ điện tử TW W/ TW B( cấp bảo vệ 3.1) và bộ giới hạn nhiệt bằng cơ TB( cấp bảo vệ 1) theo tiêu chuẩn DIN 12880, chức năng Auto SAFETY tự động điều chỉnh giá trị dung sai cài đặt. Cài đặt độc lập giá trị MIN/ MAX cho cảnh báo quá nhiệt và cũng cho tất cả các thông số khác như độ ẩm, nồng độ CO 2- Công suất tiêu thụ: khoảng 1000 W- Nhiệt độ môi trường: 10 350 C+ Khay bằng thép không gỉ: 1 cái+ Khay chứa nước bằng thép không gỉ: 1 cái+ Giấy chứng nhận hiệu chuẩn tại 370 C, 5 CO 2 Pin dự phòng cho bản điều khiển Control COCKPIT: cung cấp liên tục cho toàn bộ màn hình và tất cả các thông số ngay cả khi có sự cố mất điện. Thông số CO 2 được điều chỉnh liên tục Bộ kết nối hai khí với chức năng chuyển đổi khí tự động khi một trong hai bình hết khí Bên trong được đánh bóng bằng kỹ thuật điện, hàn không mối nối bằng công nghệ laser, ứng dụng các lĩnh vực về an toàn vệ sinh Điều khiển bằng vi xử lý cho tạo ẩm và khử ẩm từ 40- 97 rh, bao gồm chỉ thị số và hệ thống tự động chuẩn đoán lỗi với chỉ thị báo lỗi đảm báo nhanh chóng đạt đến giá trị độ ẩm cài đặt và thời gian phục hồi ngắn tránh trường hợp ngưng tụ; cấp ẩm bằng một máy bơm tự mồi( từ bồn nước cất bên ngoài), ngăn khuẩn bởi hơi nóng, khử ẩm thông qua bộ lọc tiệt trùng Điều khiển nồng độ Oxi qua ngõ vào của N2; khoảng điều chỉnh từ 0 20 O2; độ chính xác cài đặt 0.1( yêu cầu mua thêm K 7) Code: T 6 Bộ làm lạnh bằng Peltier để đảm bảo làm việc ở 370 C ngay khi nhiệt độ môi trường lên đến 350 C Cảm biến dùng cho việc đo và hiển thị độ ẩm Code: B38739 Code: E 02087 Van giảm áp khí N2 Code: E 06162 Nguồn cấp nước trung tâm có bộ lọc dùng kết nối với nguồn nước cấp, dùng kết hợp với bộ K 7 Code: Z W VR 6 Nguồn cấp nước trung tâm không có bộ lọc dùng kết nối với nguồn nước cấp( chỉ cho nước khử khoáng theo tiêu chuẩn V DE 0510/ DIN EN 50272), dùng kết hợp với bộ K 7 Code: Z W VR 7 Thước Kéo Màng Sơn Điều Chỉnh Độ Dày Neu r tek, 3580/ 3 Dụng Cụ Đo Dòng Kiểu Daniel Neu r tek, 202290 M 001 Máy Đo Độ Tan Rã 2 Giỏ Copley, DTG 2000 Máy Đo Độ Bám Dính Lớp Phủ Neu r tek, KN- 10 Tủ Ấm Lạnh Dùng Công Nghệ Peltier M emmert, IPP 750 Tủ Ấm Lạnh Dùng Công Nghệ Peltier M emmert, IPP 110 Tủ Ấm Lạnh Dùng Công Nghệ Peltier M emmert, IPP 30 55.020.000 Tủ Ấm Lạnh Dùng Công Nghệ Peltier M emmert, IPP 260 124.910.000 Tủ Ấm Lạnh Dùng Công Nghệ Peltier M emmert, IPP 55