Thiết bị lấy mẫu bụi TSP( lưu lượng lớn 0 2.000 lít/ phút) Hãng sản xuất: Staple x- Mỹ Sử dụng cho lấy mẫu bụi trong nhà hoặc ngoài trời Lấy mẫu đa hướng Bơm lấy mẫu khí: Lưu lượng lấy mẫu: 0- 2 m3/ phút Lấy mẫu liên tục hoặc theo điểm Có thể di chuyển dễ dàng Bộ đo vòng quay tích hợp cho phép hiển thị lưu lượng ngay lập tức Giá đỡ tấm lọc bằng thép không gỉ Kích thước bơm lấy mẫu: 21 6 x 19 1 x 19 1 cm Bơm lấy mẫu kèm giá đỡ tấm lọc Khung lắp bơm Giấy lọc sợi thuỷ tinh cho lấy mẫu TSP,( 100 tấm/ hộp) Bộ điều khiển lưu lượng cố định và bộ đếm thời gian Đầu cắt lấy mẫu PM 10 Giấy lọc sợi thạch anh sử dụng lấy mẫu PM 10; 25 chiếc/ hộp Đầu cắt lấy mẫu PM 2 5 Giấy lọc sợi thạch anh sử dụng lấy mẫu PM 2, 5; 25 chiếc/ hộp Thiết bị lấy mẫu bụi khí thải ống khói theo phương pháp 5 Model: M 5- S1- MV Hãng sản xuất: Environmental Supply Company( ESC), Mỹ Bảng điều khiển hệ thống lấy mẫu khí thải Isokinetic với bơm lấy mẫu khung mở:- Máy đo khí khô đọc kết quả trực tiếp, độ phân giải 0 5 Lit( 0 0005 m3)- Y= 1 0 0 05( Độ biến thiên nhỏ hơn 2); rH@= 46 736 3 81( Độ biến thiên nhỏ hơn 5 08)- Áp kế nghiêng dạng kép, thang chia thẳng đứng 254 mm, nghiêng 25 4 mm, độ phân giải nghiêng 0 1 mm, van ngắt bằng đồng thau cho quá trình vận chuyển- Bộ điều khiển nhiệt độ thể rắn độc lập cho Đầu dò và các mạch bộ lọc của lò( filter oven circuits)- Thang chia LED/ nhiệt độ đọc F với công tắc chọn 7 mức- Giắc cặp nhiệt điện phụ cho đầu ra giá trị nhiệt độ cầm tay- Nguồn, bơm, đồng hồ, điều khiển điện từ vô hiệu và công tắc bơm Or sat- Mạch gắn cầu chì độc lập có thể dễ dàng thao tác trên bảng điều khiển- Đồng hồ đếm giờ có thể thiết lập cài đặt lại đọc giá trị tới 0 01 phút- Các van điều khiển lưu lượng dòng thô và tinh- Đồng hồ chân không 0- 30 Hg- Bảng điều khiển ống dẫn và điện dạng module và các cửa thông phía trước và sau có thể tháo rời- Khung nhôm nhẹ 0 09, chốt bằng thép không gỉ. Nguồn cấp 220 VAC/ 50/ 60 Hz, đầu nối nguồn cấp kiểu quân sự am phenol 4- chân- Bơm chân không cánh quạt trong lớp khung mở- 88 Lit/ phút ở 1 Hg, 57 Lit/ phút ở 15 Hg, mức chân không tối đa 26 Hg Vỏ thiết bị lấy mẫu dạng module với Hộp lọc gia nhiệt và Hộp impinger cách nhiệt:- Vỏ nhôm với chốt bằng thép không gỉ và bộ gá kích thước định danh 3 hoặc 4- Bộ lắp tấm lọc rời- Giắc cặp nhiệt điện loại K- Bảng điều khiển gia nhiệt và điện tử, bộ gia nhiệt 700 W, 220 V/ 50 Hz- Bảng điều khiển cách nhiệt sợi thuỷ tinh mặt trước bằng nhôm có thể tháo rời Hộp mẫu với hộp lọc gia nhiệt và ống impinger cách nhiệt Vỏ bằng nhôm với các chốt bằng thép không gỉ và các lỗ với kích thước thông thường 3" hoặc 4" Kẹp giữ đầu lấy mẫu bằng thép không gỉ có thể tháo rời Giắc cắm kẹp nhiệt loại K Mo dun bảng điều khiển điện tử và gia nhiệt, gia nhiệt 700 W, nguồn cấp 220 V/ 50 Hz Các panel cách nhiệt bằng sợ thuỷ tinh 1/ 2" bề mặt nhôm có thể tháo rời Hộp làm lạnh có 4 vị trí đặt ống impinger Cáp trung tâm Cáp dài 25'~( 7 62 m) Cấu tạo linh hoạt với kháng mài mòn ma sát thấp Dây lấy mẫu chân không cao( 300 psi) với các khớp nối kết nối nhanh 1/ 2" Các dây kháng áp suất cấu tạo bằng nhựa Vinyl với khớp kết nối nhanh Một dây cáp với 5 dây dẫn với kiểu am phenol 4 chân Các kết nối bằng Nylon làm giảm sức căng lên toàn bộ dây Adapter cho cáp Ống được cấu tạo bằng thép không gỉ Ổ cắm số 28 Kẹp nhiệt điện loại K Kết nối cái với ống mẫu 1/ 2" bằng đồng Khối kẹp hàn chắc chắn và khung Đầu lấy mẫu theo phương pháp đẳng động lực( ISOKINETIC)( không bao gồm bộ đầu mũi) Chiều dài của đầu lấy mẫu 5'(~ 1 524 m) Cấu tạo bằng thép không gỉ chống ăn mòn, được hàn kỹ thuật Ống Or sat với kết nối nhanh loại đầu cái bằng thép không gỉ 1/ 4" Ống Pi tot loại S với kết nối đầu cái bằng thép không gỉ 3/ 8" có thể thay thế đầu tip Đầu kẹp nhiệt loại K Lớp lót đầu lấy mẫu cấu tạo bằng nhựa py rex, chiều dài 5'( 1 524 m) Đầu tròn số 28 với vòng khuyên chữ O bằng Vi ton Lớp phủ gia nhiệt với đầu vào 220 V Bộ đầu mũi lấy mẫu( Isokinetic) Bộ bao gồm 7 đầu mũi bằng thép không gỉ bao gồm 01 đầu mũi kích thước 1/ 8" đầu gắn 5/ 8" 01 đầu mũi kích thước 3/ 16" đầu gắn 5/ 8" 01 đầu mũi kích thước 1/ 4" đầu gắn 5/ 8" 01 đầu mũi kích thước 5/ 16" đầu gắn 5/ 8" 01 đầu mũi kích thước 3/ 8" đầu gắn 5/ 8" 01 đầu mũi kích thước 7/ 16" đầu gắn 5/ 8" 01 đầu mũi kích thước 1/ 2" đầu gắn 5/ 8" Được đặt trong vali nhựa có nệm mút Bộ thuỷ tinh đơn, khớp cầu chính xác cao Sử dụng cho phương pháp 5 Cấu tạo bằng thuỷ tinh borosilicate Đáy cầu khớp nối chính xác cao và vòng khuyên chữ O Tích hợp lọc tiêu chuẩn đường kính 82 6 mm với giá đỡ giấy lọc loại PTFE 01 ống impinger khớp cầu số 28, dung tích bình 500 ml( với orifice) 03 ống impinger( không có orifice), khớp cầu số 28, dung tích bình 500 ml 03 Ống kết nối chữ U 12 chiếc kẹp cho khớp cầu số 8 bằng thép không gỉ 10 vòng khuyên bằng silicon cho khớp cầu số 28 10 vòng khuyên bằng vi ton phủ tef lon cho khớp cầu số 28 Bộ đầy đủ cung cấp bao gồm Bộ điều khiển, nguồn cấp 220 V Bơm và khung bơm làm bằng thép không gỉ 240 V Bộ lọc gia nhiệt, 240 V/ 800 V Bộ làm lạnh với 4 vị trí ống impinger Đầu lấy mẫu bằng thép không gỉ dài 5", 220 V Cáp trung tâm, linh động, 25' Adapter cho cáp trung tâm Bộ đầu mũi lấy mẫu, bằng thép không gỉ gồm 7 chiếc được đặt trong vali bằng nhựa Giấy lọc sợi thuỷ tinh đường kính 82 6 mm, 100 chiếc/ hộp Chổi làm sạch cho đầu lấy mẫu 12" Thanh kéo dài 18" cho chổi làm sạch đầu lấy mẫu Máy tính cài trước chương trình tính toán, model: TI- 83 Thanh trượt treo cần lấy mẫu Bộ hiệu chuẩn Orifice Bộ hiệu chuẩn( orf ice)- Lựa chọn thêm Bộ hiệu chuẩn bằng thép không gỉ đối với thiết bị hiệu chuẩn khí khô thì được hiệu chuản theo tiêu chuẩn EPA phương pháp 5 Mỗi bộ gồm có 5 đầu mũi trong dải định danh từ 12 tới 30 lít/ phút được kết nối với đầu 1/ 2"; một báo cáo hiệu chuẩn, một đĩa mềm hiệu chuẩn và 1 bảng ghi đựng trong vali nhựa có nệm mút 05 đầu mũi được kết nối nhanh với các dải lưu lượng 12 lít/ phút