Máy đo bức xạ bỏ túi Poli master PM 1604 B| VINA COMM Mã hàng: PM 1604 B Model: PM 1604 B- Hiển thị tốc độ đo: 0.01 Sv/ h- 13.0 Sv/ h( 1 R/ h- 1300 R/ h), H*( 10)- Độ chính xác của tốc độ đo:( 15+ 0.02/ H+ 0.002 H)% where H do se rate, mS v/ h( trong phạm vi 1 Sv/ h- 10.0 Sv/ h)- Dải đo: 0.01 Sv- 9.99 Sv( 1 mR- 999 R)- Phạm vi năng lượng: 0.048- 6 MeV- Năng lượng phục hồi gần mức 0.662 MeV( 137 Cs): 30( trong phạm vi 0.048 MeV- 3 MeV); 50( trong phạm vi 3.0 MeV- 6 MeV)- Hoạt động sau khi ảnh hưởng tạm thời bức xạ gamma tối đa cho phép trong vòng 5 phút: 100 Sv/ h( 10000 R/ h)- Đáp ứng các tiêu chuẩn kĩ thuật: meets most re leval nt parts of ANSI N 42. 20 and IEC 61526 standards- Kiểu báo động: hình ảnh+ Kích thước: 50 x 90 x 19 mm( 2' x 3' x')+ Trọng lượng: 85 g( 3 oz)- Đặc tính môi trường+ Nhiệt độ:- 20 lên tới+ 70 C( từ- 4 lên tới+ 158 F)+ Độ ẩm: lên tới 98 ở 35 C( 95 F)- Bảo vệ môi trường+ Thả thử nghiệm: 1.5 m( 4.9 ft)+ Khả năng chống nước: 1 m( lên tới 3.3 ft)+ Pin: một pin CR 2032 lithium+ Vòng đời pin: 9 tháng+ Kiểm soát sự tháo pin: Hiển thị hình ảnh trên màn hình LCD- Bổ sung+ Đồng hồ đếm ngược: yes+ Hiển thị thời gian phơi sáng tối đa: X+ Chức năng: phút, giờ, ngày trong tuần, ngày, tháng, năm.+ Chế độ lịch: đồng hồ báo, đồng hồ bấm giờ, đồng hồ dừng.- Chế độ kết nối máy tính: IRDA