气体导热能力随压力而降低这一事实是通过什么形式的测量来实现的？
热导率计依赖于这样一个事实：气体的导热能力随着压力的降低而降低。在这种类型的仪表中，电线灯丝是通过流过它的电流来加热的。然后可以使用热电偶或电阻温度检测器（RTD）测量灯丝的温度。该温度取决于灯丝向周围气体散热的速率，因此取决于热导率。一种常见的变型是皮拉尼测量仪，它使用一根铂丝作为加热元件和电阻式温度检测器。这些仪表在10托到10-3托之间是准确的，但它们对被测气体的化学成分敏感。
热导率计