sujets spéciaux
Adaptation de la prothèse
Introduction
Il existe de nombreuses Options des prothèses des membres , mais après qu'une évaluation fonctionnelle ait abouti à un plan de traitement, le processus d'ajustement suit généralement les mêmes étapes quelle que soit la prothèse de membre choisie. Les étapes de montage de la prothèse sont coordonnées avec des séances de Une prothèse comprend 7 éléments de base: Interface coussin gel-membre résiduel: un gel de silicone ou un matériau viscoélastique qui protège la peau et module la pression Système de suspension: relie la prothèse au corps Emboîture: récipient en plastique rigide dans lequel le membre résiduel est inséré avec une interface en gel (il peut y avoir une emboîture flexible primaire interne qui facilite la modulation des forces) Articulations (cheville, genou, poignet, coude) et appendice terminal (main, pied) Raccords modulaires de connexion du système endosquelettique: relient les prothèses articulaires et les appendices terminaux et permettent un ajustement Forme anatomique: mousse souple qui simule les contours musculaires et protège les composants de l'endosquelette Peau synthétique: fine, couche de tonalité appropriée appliquée sur la forme anatomique Pendant le processus d'ajustement, une empreinte du membre résiduel est réalisée soit par des bandages en plâtre appliqués à la main, soit par imagerie numérique. Ensuite, un modèle positif du membre est fabriqué à la main à partir d'un plâtre ou numériquement et utilisé pour fabriquer une emboîture à la main ou en utilisant une fraiseuse contrôlée par ordinateur. Une emboîture est moulée autour du modèle positif. Cette emboîture est intégrée dans une prothèse diagnostique qui testera diverses combinaisons de composants pour déterminer quelle option fournit la stabilité, la fonction et l'efficacité biocinématique optimales. Une fois que les composants et la conception auront été sélectionnés, l'emboîture définitive est fabriquée, habituellement en fibre de carbone et d'autres matériaux durables, et la prothèse définitive est alignée et optimisée. L'aspect extérieur est créé, soit un aspect anatomiquement réaliste, symétrique par rapport au membre opposé, soit qui laisse les composants exposés. Le processus d'ajustement nécessite 7 à 18 consultations, selon la complexité, et environ 16 procédures de fabrication en laboratoire. 