lungenkrankheiten
Messung des Gasaustausches
Pulsoxymetrie
Basierend auf der Absorption von aus Leuchtdioden stammendem Licht, die mit einem Clip oder Klebestreifen am Finger oder Ohrläppchen befestigt werden, wird mit der transkutanen Pulsoxymetrie die Sauerstoff-Sättigung (SpO2) von Kapillarblut bestimmt. Die ermittelten Werte sind normalerweise sehr genau und korrelieren innerhalb einer 5%igen Abweichung mit der arteriell gemessenen Sauerstoff-Sättigung (SaO2). Die Ergebnisse können weniger genau sein bei Patienten mit Hochpigmentierte Haut Arrhythmien Hypotonie Profunde systemische Vasokonstriktion Pulsoxymetrie Ergebnisse sind auch weniger genau bei Patienten mit Nagellack. Die Pulsoxymetrie kann nur Oxyhämoglobin oder reduziertes Hämoglobin erkennen, aber keine anderen Hämoglobin-Varianten (wie z. B. Carboxyhämoglobin, Methämoglobin). Diese Varianten werden für Oxyhämoglobin gehalten und führen zu falsch hohen SpO2-Werten. 