spezialthemen
Lockerung der Prothese
Introduction
Manchmal lockert sich eine Prothese während des Tragens. Eine lose Prothese kann zu einer Verletzung der Haut und einem Verlust der Stabilität führen, was die Möglichkeit eines Sturzes begünstigt. Der Schaft der Prothese kann sich lockern aufgrund von: Veränderungen im Stumpf (z. B. Muskelatrophie oder Veränderung des Flüssigkeitsvolumens in der Gliedmaße) Zusammenpressen oder Ausdünnung der Gel-Kontaktfläche Die Ansaugkraft kann auch verloren gehen, wenn die verbleibende Gliedmaße schrumpft, die Person an Gewicht verliert oder die zwischen Stumpf und Schaft sitzende Kontaktfläche ausdünnt oder ausleiert. Mechanische Probleme können durch einen Verlust der Aufhängung oder Verbindung zur verbleibenden Gliedmaße oder am Körper entstehen. Ein Ansaugventil oder eine Vakuumpumpe (die für einen dichten Verschluss verwendet werden) kann kaputt gehen. Im Saug- oder Vakuumverschluss kann ein Loch entstanden sein, durch das Luft eindringt und die Prothese leicht abrutschen lässt. Bei den oberen Gliedmaßen kann ein Gurtsystem oder ein Gurt ausgeleiert oder gerissen sein. In der Regel erhalten die Patienten Anweisungen von ihrem Orthopädietechniker (einem Experten, der Prothesen entwirft, anpasst, her- und einstellt) zur Behandlung von Problemen mit ihrer speziellen Prothese. Wenn mit diesen Anweisungen das Problem nicht beseitigt werden kann, sollte der Orthopädietechniker zur Begutachtung und Behebung des Problems aufgesucht werden. (Siehe auch Überblick über Prothesen .) 