temas especiales
Partes protésicas
Suspensión
La suspensión se refiere a cómo se sujeta la prótesis al miembro residual. Ciertos materiales de interfase de gel son más adecuados para aplicaciones de suspensión específicas (como succión, pasador o vacío). Los siguientes sistemas de suspensión se utilizan comúnmente: Vacío:una bomba de vacío eléctrica o mecánica extrae el aire del receptáculo. Este es el método más efectivo para sujetar una prótesis al miembro residual y también ayuda a estabilizar la cantidad de líquido en el miembro residual. Para este tipo de suspensión se prefieren los materiales de interfase de gel de uretano. Aspiración pasiva:cuando se introduce el miembro residual en el receptáculo, se expulsa aire. Un sello superior evita que el aire vuelva a entrar, creando succión. Se puede incorporar una válvula unidireccional en la parte inferior del receptáculo para permitir que salga el aire. Interfase con un pasador de bloqueo:se introduce una interfase de almohadilla que tiene un pasador de suspensión de acero inoxidable ajustable extraíble en la parte inferior en un mecanismo de bloqueo ubicado en la parte inferior del receptáculo de plástico. Para retirar la prótesis, la persona presiona un botón de liberación para desenganchar el pasador. Anatómico:las protuberancias situadas en los extremos de los huesos, como las de la rodilla, el tobillo o el codo, se pueden usar para ayudar a sujetar el receptáculo al cuerpo. Cinturones y correas:se puede usar un cinturón y/o correas para sujetar la prótesis si la persona puede tolerar o encuentra demasiado difíciles los sistemas de vacío, aspiración o pasadores. 