工业防爆仪表维护注意事项，平时应经常对防爆仪表进行检查维护，检查时应察看仪表外观、环境(温度、湿度、粉尘、腐蚀)、振动、安装是否牢固等情况。 在通电情况下对隔爆型仪表进行维护时，切不可打开接线盒和观察窗，需开盖维护时必须先切断电源，绝不允许带电开盖维护。 维护时不得产生冲出火花，所使用的测试仪表应是隔爆型或本安型仪表，以避免测试仪表引起诱发性火花或把过高的电压引向不适当部位。  拆卸时应注意保护隔爆螺纹及隔爆平面，不得损伤及划伤，特别是隔爆平面不允许有纵向划痕。 在拆卸橡胶密封元件时，不得用尖锐器械硬撬、硬砸，不得在其密封面上有任何纵向划痕。 装配时，应按装配顺序进行，防松件、紧固件不得漏装。 锈蚀及损坏的元件应及时更换，老化、损伤及不起密封作用的橡胶密封元件也要及时更换。 仪表定期检修后，需经确认防爆性能已得到复原后，方可重新投入使用。
根据国家新闻出版署关于《关于开展2020年度新闻记者证核验工作的通知要求》(国新出发函〔2021〕1号)通知精神，现对人民日报社宁夏分社已领取记者证人员名单进行公示，公示期为10天。 1、李增辉 2、王汉超 3、刘峰 4、禹丽敏 举报电话：0951-5925566 人民日报社宁夏分社 2021年2月1日