피부적외선 체온계 비교정보 생산결과
피부적외선체온계, 사용 편의성, 측정 시간 등에 차이 있어<br>피부적외선체온계 주요 시험·평가 결과<br>2 시험·평가 항목 및 방법<br>☐ 소비자 설문조사 결과 및 의료기기 시험규격 등을 바탕으로 전문위원회 심의를 거쳐 시험·평가 항목 결정 <table><tbody><tr><td colspan='2'>시험 항목</td><td>시험 내용</td><td>시험 방법</td></tr><tr><td rowspan='2'>시험규격</td><td>정확도</td><td>흑체를 이용한 온도 정확도 확인</td><td rowspan='2'>의료기기 시험규격</td></tr><tr><td>누설 전류</td><td>제품 사용 시 누설되는 전류(기능과 무관한 전류) 확인</td></tr><tr><td rowspan='5'>품질</td><td>측정 일관성</td><td>사람을 대상으로 측정한 체온의 일관성 확인</td><td rowspan='8'>확인<br>(정보제공) 시험 </td></tr><tr><td>사용 편의성</td><td>체온 측정 오류 알림 기능 및 측정 편리성(제조사별 권장 측정거리 준수 용이성) 확인</td></tr><tr><td rowspan='2'>저·고온환경 동작성능</td><td>체온계를 저온환경(-20°C, 2시간)에 노출 후, 작동 여부 확인</td></tr><tr><td>체온계를 고온환경(50°C, 2시간)에 노출 후, 작동 여부 확인</td></tr><tr><td>충격 내구성</td><td>1m 높이에서 3회 자유낙하 후 제품 파손여부 확인</td></tr><tr><td rowspan='3'>제품특성</td><td>측정 시간</td><td>1회 측정 시 소요되는 시간 확인</td></tr><tr><td>무게</td><td>제품별 무게 확인</td></tr><tr><td>부가 기능</td><td>제품별 부가 기능 확인</td></tr><tr><td colspan='2'>표시사항</td><td>의료기기법에 따른 표시사항 확인</td><td>의료기기법</td></tr></tbody></table> [ 시험·평가 항목 및 방법 ]
피부적외선체온계의 정확도 시험 항목 내용은 무엇이니