질병관리본부 노로바이러스 유행대비 대응능력 강화
질병관리본부 노로바이러스 유행대비 대응능력 강화<br>노로바이러스 자동화 진단시스템 소개<br>□ 노로바이러스 자동화 진단시스템과 기존 방법의 비교<br>   - 핵산추출과정 자동화 및 Real time PCR 도입을 통해 기존에 실험자의 손으로 수행하던 많은 과정들을 무인 자동화하므로서 실험자 및 실험실간의 검사수준의 차이를 최소화하였음.<br>   - 노로바이러스의 경우 현재까지 유전자검출법의 일종인 PCR법에 의존하고 있으나 PCR을 통한 진단법의 가장 취약점인 교차오염이 검사신뢰도 확보를 위한 가장 큰 문제임.<br>   - Real time PCR의 경우 기존의 방법에 비해 민감도가 높고 밀폐된 반응액에서 수행하므로 실험실 교차오염을 최소화할 수 있는 최신의 진단법으로 보고되고 있음. <table><tbody><tr><td> </td><td>자동화 진단시스템</td><td>기존진단법</td><td>비고</td></tr><tr><td>검출한계</td><td>10-100 copy</td><td>>1000 copy</td><td>10-100배 민감도 향상</td></tr><tr><td>진단소요시간<br>(48건 기준) </td><td>6시간</td><td>13시간</td><td>진단소요시간 단축</td></tr><tr><td>교차오염 가능성</td><td>거의 없음</td><td>높음</td><td>실험결과의 신뢰도향상</td></tr><tr><td>실험과정요약</td><td>핵산추출(자동화)<br>↓ Real time PCR </td><td>핵산추출<br>↓ 1차 PCR<br>↓ 2차 PCR<br>↓ 전기영동 </td><td>실험과정 단순화를 통한 오류 및 교차오염최소화</td></tr></tbody></table> 금번 도입한 노로바이러스 자동화 진단시스템과 기존 진단법과의 비교
노로바이러스 자동화 진단시스템의 진단 소요시간은 48건당 몇 시간이 걸리는가