KS인증제품이 병원미생물로부터 실험실안전 지킨다
미생물 실험실의 안전 지킴이 KS 인증<br>- 생물안전작업대의 KS 인증시 심사 내용 -<br>□ KS 인증시 심사 내용<br>  o 생물안전작업대의 성능을 한국산업규격 [KS M10103 클래스 II(층류) 생물안전작업대]에서 명시한 기준과 시험방법에 따라서 평가하고 공장을 방문하여 생산조건을 심사한 후, 합격한 제품에 대하여 KS 마크 표시를 할 수 있도록 함 <br>    - 기밀(氣密)성 확보를 위해서 생물안전작업대 내부표면에 이음새가 없어야 하며 급·배기 시 오염된 공기의 누출기준은 선진국 수준으로 강화됨 <table><tbody><tr><td>검사항목</td><td>기준</td></tr><tr><td>압력손실</td><td>10%이내</td></tr><tr><td>헤파필터 누출</td><td>투과율 0.01% 이하</td></tr><tr><td>소음</td><td>67dbA이하</td></tr><tr><td>조도</td><td>평균조도 650lux이상</td></tr><tr><td>작업자 오염</td><td>고초균 10CFU이하</td></tr><tr><td>하방향 풍속</td><td>± 20%</td></tr><tr><td>유입풍속</td><td>임의설정 풍속의 ± 0.025 m/s이내</td></tr><tr><td>기류</td><td>생물안전작업대 밖으로 역류하지 않아야 함</td></tr><tr><td>기록유지</td><td>품질관리기록은 최소 3년간 보관 등</td></tr></tbody></table> ※ KS 표시인증 주요 심사기준
압력손실이 몇 퍼센트에 못 미쳐야 KS 표시인증 심사기준을 통과할 수 있니