피폭량 계산 프로그램 사용하면 환자 방사선피폭량 줄일수 있어요!
진단참고수준 가이드라인 치과촬영(구내, 파노라마, CBCT)
PART Ⅲ 국외 진단참고수준
1 영국의 치과방사선촬영 진단참고수준
2012년 출간된 보고서인 2010 review에서는 파노라마 촬영 시 국가 진단참고수준으로 의과방사선검사와 일관성이 있으며 환자선량과 더 밀접한 연관성을 보이는DAP값만 사용하여 제시하였다. 5 년 전과 달리 성인과 소아를 구분하여 성인은 93 mGy·㎠, 소아는 67 mGy ㎠로 보고하였다. 성인에서의 평균 DAP값은 2005 review값보다 14 % 증가하였는데, 그 원인을 선량 폭경 측정법의 변화 때문으로 설명하였다. 소아에서의 환자선량은 2005 review보다 20 % 감소했는데 2010년의 경우 측정샘플 크기가 2005년의 38 개보다 두 배 정도 많은 81 개로, 더 많은 수의 최근 데이터가 더 신뢰할만하다고 기술하였다. 또 장치종류별 비교에서 64 % 정도를 차지하는 필름 type과 36 %의 CR/DR type의 평균 환자선량은 차이를 보이지 않았다고 보고하였다.
영국의 치과방사선촬영 보고서에 따르면 2005년보다 2010년에 성인 평균 DAP가 상승했을까