피폭량 계산 프로그램 사용하면 환자 방사선피폭량 줄일수 있어요!
진단참고수준 가이드라인 치과촬영(구내, 파노라마, CBCT)
PART Ⅳ 치과촬영에서의 진단참고수준 확립
3) Cone beam CT 촬영
장치에서 DAP 값을 보여 주는 66 대 Cone beam CT 장치 중 30 % 이상의 오차를 보이는 장치는 21 대, 50 % 이상의 오차를 보이는 장치는 7 대였다. 파노라마 장치와 마찬가지로 방사선 촬영 시 장치에서 DAP 값을 보여 주는 장치가 증가하고 있으나, 국내의 일부 제조사들은 역시 최신모델임에도 이를 표시하지 않는 장치가 아직 많이 있으며, 장치에서 DAP 값을 보여 주는 장치라 하더라도 파노라마 장치와 유사하게 50 % 이상의 오차를 보이는 장치도 상당수 있어 이에 대한 주기적인 정확성 확인이 필요하다. 환자선량 분포의 3사분위값은 성인 2,060 mGy·㎠, 12세 소아 1,208 mGy·㎠ 이었다.
DAP값을 보여주는 66대의 Cone beam CT 장치 중 7대는 몇 퍼센트 이상의 오차를 보였지