피폭량 계산 프로그램 사용하면 환자 방사선피폭량 줄일수 있어요!
진단참고수준 가이드라인 치과촬영(구내, 파노라마, CBCT)
국외 진단참고수준
4 그리스의 치과방사선촬영 진단참고수준
Tierris 등이 2004년 62 대의 치과파노라마 장치를 대상으로, DAP 측정기를 엑스선 관두부의 1차 시준기에 부착하여 DAP값을 측정하였다. 치과 파노라마촬영은 영상획득 동안에 slit beam이 환자 주위를 계속 움직이면서 촬영하기 때문에 선량 측정이 어렵고, 환자의 해부학적인 상태, 스캔 궤도 등에 따라 환자선량이 달라지게 된다. DAP 측정기를 관두부에 부착하여 측정하면 환자 두부에 조사되는 모든 방사선을 검출하기 때문에 위의 문제점을 극복할 수 있으며 또한 일반방사선검사에서 많이 사용되는 DAP 측정기가 치과파노라마 촬영의 진단참고수준 결정에 편리하고 정확한 도구라고 추천하였다. 성인의 진단참고수준은 117 mGy·㎠, 소아는 77 mGy·㎠, 구내 치근단방사선촬영의 진단참고수준은 62 mGy·㎠로 보고하였다.
5 미국의 치과방사선촬영 진단참고수준
치과방사선촬영의 진단참고기준은 영국을 비롯한 유럽국가에서는 활발히 설정되어 선량의 최적화에 효과적으로 잘 사용되고 있으나, 상대적으로 미국에서는 이의 활용이 느린 편이다. 2003년 미국의 CRCPD에서 구내 교익촬영의 경우 2.2 mGy, 세팔로 촬영의 경우 0.2 mGy로 조사되었다.
2004년 출간된 치과에서의 방사선방어에 관한 NCRP No.145 보고서는 구내촬영, 파노라마촬영, 세팔로촬영 장치와 촬영술에 대한 내용으로, 치과촬영장치의 성능과 적절한 사용에 관한 권고 사항, 방사선 방어 조사와 종사자 피폭 관리를 위한 권고사항 등을 포함하고 있다. 2012년 출간된 NCRP No.172 보고서에서는 출간 당시 현재 미국에서 실태조사를 통해 제안된 미국에서의 파노
라마방사선검사의 국가선량 권고기준은 없다고 하였으며, 외국 자료를 검토하여 100 mGy·㎠를 채택할 것을 권고하였다.
영국을 비롯한 유럽 국가에서 활발히 설정되어 선량의 최적화에 효과적으로 잘 사용하는 촬영이 뭐야