피폭량 계산 프로그램 사용하면 환자 방사선피폭량 줄일수 있어요!
진단참고수준 가이드라인 치과촬영(구내, 파노라마, CBCT)
안전관리 가이드라인
4 Cone beam CT 선량 감소와 관련된 장치 요인
4) 디지털 검출기 (Digital detector)
Cone beam CT 장치는 영상을 수집하고 형성하는 디지털 수용기를 이용한다. 공간 분해능과 대조도 분해능은 영상 화질에 영향을 미치는 Cone beam CT 검출기의 중요한 요소이다.
두 가지 유형의 디지털 검출기가 Cone beam CT 장치에 사용되고 있다. 영상증배관을 포함하는 유형과 평판검출기 유형인데, 평판검출기는 영상증배관보다 더 높은 공간 및 대조도 분해능을 가지고 있고 더 적은 인공음영을 가지고 있지만, 가격 면에서 영상증배관이 더 저렴하다.
5) 체적소 (Voxel) 크기
체적소는 데이터의 3차원 화소로서, 재구성된 영상이나 FOV는 등방성의 많은 체적소로 이루어져 있다. Cone beam CT 장치에서 체적소 크기는 0.1 mm 미만부터 0.4 mm를 넘는 것까지 다양하다. 더 작은 체적소 크기의 촬영 프로토콜은 더 우수한 공간 분해능을 제공하지만, 환자에게 더 높은 선량으로 노출된다.
다목적 Cone beam CT 장치는 체적소 크기를 선택할 수 있어야 하고, 검사시 진단 목적이 허용하는 한도 내에서 가장 큰 체적소(가장 낮은 선량)를 사용해야 한다.
평판검출기의 가격이 영상증배관을 포함한 디지털 검출기보다 낮게 책정되었을까