피폭량 계산 프로그램 사용하면 환자 방사선피폭량 줄일수 있어요!
진단참고수준 가이드라인 치과촬영(구내, 파노라마, CBCT)
2) FOV (Field of View)와 시준
FOV는 실린더 모양 혹은 구 모양의 체적으로 재구성 영상의 모양과 크기를 결정한다. Cone beam CT 장치의 FOV는 높이와 직경이 수 cm에서 머리 부위 전체를 포함하는 크기까지 다양하다. 장치에 따라 다양한 크기의 FOV를 제공하기도 하고, 고정된 한 가지 크기의 FOV만 제공하기도 한다. 어떤 장치는 빔을 시준하여 FOV를 촬영자가 조정할 수 있다. FOV의 크기는 환자 피폭선량에 직접적으로 영향을 미치기 때문에, FOV의 크기를 관심 대상을 촬영하는데 필요한 최소한의 크기로 줄이는 것은 산란선 감소로 인한 화질 향상 뿐 아니라 환자의 피폭선량을 줄이는 확실한 방법이다. Cone beam CT의 다양한 임상 적용 가능성을 고려할 때, 크고 고정된 FOV를 가진 장치는 한 개 또는 수 개의 치아에 진단영역이 국한되는 일반적인 치과용으로는 부적절하다고 판단된다.
다목적 치과용 Cone beam CT 장치는 여러 크기의 FOV를 제공할 수 있어야 하며, 영상 검사는 임상 상황에 맞는 최소한의 FOV로 시행되어야 한다.

어떤 방법을 통해 화질 향상과 환자의 피폭선량을 줄이니