피폭량 계산 프로그램 사용하면 환자 방사선피폭량 줄일수 있어요!
진단참고수준 가이드라인 치과촬영(구내, 파노라마, CBCT)
5) 체적소 (Voxel) 크기
체적소는 데이터의 3차원 화소로서, 재구성된 영상이나 FOV는 등방성의 많은 체적소로 이루어 져 있다. Cone beam CT 장치에서 체적소 크기는 0.1 mm 미만부터 0.4 mm를 넘는 것까지 다양하다. 더 작은 체적소 크기의 촬영 프로토콜은 더 우수한 공간 분해능을 제공하지만, 환자에게 더 높은 선량으로 노출된다.
다목적 Cone beam CT 장치는 체적소 크기를 선택할 수 있어야 하고, 검사시 진단 목적이 허용하는 한도 내에서 가장 큰 체적소(가장 낮은 선량)를 사용해야 한다.
6) 투사횟수
환자의 머리 주위로 X-선 관구와 검출기의 회전은 다수의 투사 이미지를 생성한다. 획득된 투사의 전체 횟수는 회전 시간, 프레임 속도(초당 획득되는 투사의 횟수), 회전 궤적의 완성도에 달려 있다. 투사 횟수가 늘어나면 환자 피폭선량은 증가되고, 공간 분해능 및 대조도 분해능이 증가된다. 임상적으로 수용 가능한 영상 화질을 유지하면서 투사 횟수를 감소시키면 환자 선량 감소가 이루어진다. 일부 장치는 부분적인 회전(예를 들면, 표준 360 도 대신 180 도)을 통해 환자의 선량을 약 50 % 감소시킬 수 있다.
검사시 어떻게 다목적 Cone beam CT 장치를 이용해야 해