LC-MS/MS(Agilent 6490) 고장 보고
LC-MS/MS(Agilent, 6490) 고장 보고
1. 보고자 : 신물질분석과 ******** ***
2. 고장일자 : 2021. 3. 31.
3. 기기내역
○ 장비명 : 액체크로마토그래프-질량분석기(LC-MS/MS, Agilent 6490)
○ 제조회사 : ㈜한국애질런트테크놀로지스
○ 구매일자 : 2011년 7월 20일
○ 구매가격 : ************
○ 설치장소 : 신물질분석과 신물질분석실(별관 1층)
○ 사용현황
- 미규제 신종물질 : 잔류의약물질(38종), 내분비계 장애물질(11종) 등
- 서울시 감시항목 : 비스페놀 A, 노닐페놀, 과불화화합물(8종) 등
4. 고장보고
○ 점검회사 및 점검자
- ㈜한국애질런트테크놀로지스, *** 차장
○ 고장내용
- 3월31일~4월1일
․신규항목 분석 진행 중 피크가 나타나지 않으며, 튜닝 실시 결과 기존보다 1/10 수준으로 감도 낮음
․기기청소 실시(Nebulizer 니들, Capillary 등)하였지만 동일한 증상임
고장난 액체크로마토그래프-질량분석기를 어떻게 수리하려고 했니 어떤 방법으로 고장난 액체크로마토그래프-질량분석기를 고치려고 했어