피폭량 계산 프로그램 사용하면 환자 방사선피폭량 줄일수 있어요!
진단참고수준 가이드라인 치과촬영(구내, 파노라마, CBCT)
PART Ⅳ 치과촬영에서의 진단참고수준 확립
2) 파노라마 촬영
전체 파노라마 장치 125 대 중 66 대(53 %)에서 방사선 촬영 시 장치에서 DAP 값을 보여 주었는데, 그의 정확성을 보기 위해 실제 측정한 DAP 값에 대한 표시 DAP 값의 비율을 구하였다. 30 % 이상의 오차를 보이는 장치는 19 대, 50 % 이상의 오차를 보이는 장치는 4 대였다. 방사선 촬영 시 장치에서 DAP 값을 보여 주는 장치가 최근 증가하고 있으나, 국내의 일부 제조사들은 최신모델임에도 DAP 값 표시 기능을 제공하지 않는 장치가 아직 많이 있으며, 장치에서 DAP 값을 보여 주는 장치라 하더라도, 본 연구에서처럼 50 % 이상의 오차를 보이는 장치도 있어 이에 대한 주기적인 정확성 확인이 필요하다.
환자선량 분포의 3사분위값은 성인 227 mGy·㎠, 12 세 소아 175 mGy·㎠, 6 세 소아 163 mGy·㎠ 였다.
DAP 값을 보여주는 방사선 촬영 기기가 늘어나고 있는 추세일까