ECD (electron capture detector, 전자포획검출기)는 친전자성 화합물에 대하여 높은 감도를 나타내는 선택성 검출기이다. β-선 (보통 방사성 동위원소 63Ni에서 방출)으로부터 방출된 고에너지 β-선이 carrier gas (질소나 Ar/methane)를 이온화하여 plasma화하고, 이 중 thermal electron에 의하여 양 전극 간에는 일정한 전류(standing current)가 발생한다. 그런데, 친전자성 화합물이 유입되어 전자를 포획하면, standing current의 감소가 일어나고, 이 감소분을 신호로서 검출한다. 따라서, ECD는 할로겐을 함유하는 화합물, conjugated carbonyl, nitrile이나, nitrate기를 함유하는 화합물에 매우 높은 감도를 나타내어 잔류 물질 분석에 널리 이용되고 있다. ECD에 감도를 나타내기 위한 최소 요건은 분자 내에 fluorine 원자 3개, chlorine 원자 2개, bromine이나 iodine 원자는 1개 이상이 함유되어 있어야 한다. 검체 비파괴 검출기이며 감응을 나타내기 위해서는 반드시 질소나 Ar/methane을 흘려야 한다. 즉 helium을 carrier gas로 사용할 경우에는 makeup gas로 질소 등을 사용하여야 한다. ECD는 비연소형 검출기이므로 오염 가능성이 높아 동작시 항상 세척용 purge gas를 일정량 흘려야 한다. 직선적 비례구간이 다른 검출기에 비하여 상대적으로 좁은 (103) 단점이 존재 한다.
ECD는 친전자성 화합물에 높은 감도를 나타내는 선택성 검출기인데, 양 전극 간의 일정한 전류가 생긴다. 친전자성 화합물이 전자를 포획하면 standing current의 감소가 발생해 이를 신호로 검출한다. 따라서 ECD는 잔류 물질 분석에 이용되는데, 최소 요건을 갖추어야 한다. 질소나 Ar/methane, 세척용 purge gas를 흘려야 하며, 직선적 비례구간이 좁다. 