「Regulations on Radiation Protection and Use of Radiation (Radiation Protection Regulation)」의 ‘Chapter VI 방사선의 의학적 이용에 관한 조항’의 ‘Section 48 장비의 정도관리’에 따르면, 방사선의 의학적 이용에 사용되는 모든 장비들은 일정한 수준으로 유지되어야 하며 문서화할 수 있는 방법을 통해 체계적, 계획적으로 점검 받아야 한다. 점검은 방사선량, 축적 에너지 (deposited energy) 및 이미지의 품질에 영향을 주는 변수들을 다루어야 한다. 동 법 Section 8에 따른 방사선의료장비 사용을 위한 인증시험(acceptance test)에는 방사선량과 이미지 품질에 영향을 미치는 모든 변수들과 요인들을 포함해야 하며 주기적인 장비의 정도관리에 관한 문서 시스템도 정립되어야 한다. ‘Section 49 전리방사선치료, x-ray 진단, 방사성 의약품에서 선량측정’에 따르면, 방사선치료와 관련하여 선량을 측정할 표준기기(reference instrument)를 갖추어야 한다. 이 표준기기는 국가 기준에 맞춰 2년마다 교정(calibration)해야 하며, 방사선치료에 임상적으로 사용되는 방사선 에너지원(즉, 방사선치료장비)은 방사선 품질을 위해 표준기기에 맞춰 교정해야 한다. 방사선치료장비의 교정은 인증검사, 선량측정의 점검과 연관하여 계획된 방법으로 진행되어야 한다. 또한 내부적인 프로토콜 혹은 국가적 프로토콜에 따라 진행되어야 한다.
Radiation Protection Regulation에 따르면 방사선 관련 모든 의료장비들은 각종 변수에 있어 문서화하여 점검받을 것을 이야기하며 이를 위한 인증시험기준을 제시한다. 또한 표준기기를 갖추어야 하는데, 국가기준에 맞춰 2년마다 교정해야하고 방사선치료장비는 인증검사, 선략측정에 있어 이 표준기기에 맞춰 교정해야하며 반드시 프로토콜을 따라야한다.