고전적인 크로마토그래피의 형태로 보통 유리관에 고정상을 충전하고 이동상을 상부로부터 흘려보내는 크로마토그래피 형태로, 잔류 물질 분석에서는 중성 (일부 약이온성 포함) 대상성분의 기기분석을 위한 최종 정제과정으로 널리 이용되어 왔다. 고정상으로는 alumina, Florisil, silica gel 및 활성탄 등이 사용된다. Florisil은 magnesia (MgO)와 silica (SiO2)를 혼합, 용융하여 제조한 합성 고정상으로, 유지및 색소의 비용출성이 우수하여 널리 사용된다. Silica gel 역시 많이 사용되는데, 극성의 화합물을 쉽게 용출시킨다는 점이 장점이다. Florisil과 silica gel은 일반적으로 약 130℃에서 5시간 이상 가열하여 입자 표면 중 수분을 제거, 활성화시킨 후 사용되는데, 일부 방법에서는 적량의 물 (약 1∼2%)을 첨가하거나 극성용매를 미리 흘려 (pre-washing 또는 pre-wetting) 극성 물질에 대한 친화력을 다소 약화시켜 사용하기도 한다. 사용되는 입자의 크기는 Florisil의 경우 60∼100 mesh 이며 silica gel의 경우는 방법에 따라 다소 상이하나 70∼230 mesh의 입자가 주로 사용된다.
크로마토그래피는 일반적으로 유리관에 고정상을 충전하고 이동상을 윗부분에서 흘려보내는 형태가 많이 이용되었다. 이때 고정상으로 유지와 색소 비용출성이 뛰어난 Florisil나 극성 화합물의 용출에 강점이 있는 silica gel을 많이 사용한다. 이 둘은 보통 가열하여 수분을 없애는데, 물이나 극성용매를 사용하는 경우도 있다.