1차 시험 시에 현장 여건으로 인해 테스트 하지 못한 측정기기의 테스트를 위하여 2차 현장 시험(2013년 10월 29일)을 추가로 수행하였으며, 2차 현장 시험 시에는 기기 보정을 현장 시료로 한다는 점을 감안하여 단일 측정소 여러 종류의 측정기기를 설치한 이후에 현장 시험을 진행하였다. 구체적으로 2차 현장 시험은 클로로필-a 자동측정기 기간의 측정값 비교를 위해 동일 측정소에 3 종류의 측정기기를 설치한 후, 진행되었다. 현장 시험은 오전 7시부터 오후 7시까지 진행하였다. 수동분석을 위하여 1시간 간격으로 펌핑저류조의하천수를 채수하여 현장에서 여과를 진행하였고, 여과지를 냉동상태로 보관, 실험실로 운반하여 분석을 진행하였다. 현장 시험 결과는 [그림 3-10]과 같다. 또한, 클로로필-a 분석의 정확성을 판단하고자 회수율을 측정하였으며, 현장 시험에서의 클로로필-a 분석의 회수율 시험 결과는 84%로 나타났다.
측정기기의 수동분석을 위해 1시간 간격으로 펌핑저류조의하천수를 채수하여 여과하여 여과지를 냉동상태로 보관, 실험실로 운반 분석 진행하였으며 클로로필-a 분석의 정확성 판단을 위해 회수율을 측정결과 클로로필-a 분석의 회수율은 84%로 나타났다.