각 의료기관에서 확인한 국내 의료기관 내 의료기기 재처리 과정은 다음 그림과 같다. 대부분의 병원에서 사용부서에서 재처리 가능여부 판단 및 세척, 포장까지 시행하고 있었으며, 모두 중앙공급실에 멸균의뢰를 하는 과정을 거치고 있었으며 중앙공급실에 따라 추가적으로 재포장이나 최종세척을 하는 병원이 있었다. 세척제는 물, 식기세척제, 소독제, 의료기기 세척제 등 병원마다 다양한 양상을 보였으며, 육안적인 세척 확인 외 세척의 validation을 확인하는 절차는 없었으며, validation을 입증할 수 있는 시험 방법 시행이 현재 의료기관 내에는 어려운 상태였다. 재처리 후의 기능검사에 있어서도 육안적인 커브 확인, 전기적인 signal 확인 등이 대부분으로 미국에서 현재 행해지고 있는 절차와의 차이를 보였으며 기계, 전기, 화학적인 기능 검사는 현재 의료기관 내 시행은 불가능하다는 답변을 들을 수 있었다. 멸균의 경우 대부분 종합병원급의 중앙공급실에서 멸균보장수준이 SAL 10-6의 기기를 쓰고 있어 본 인터뷰에서의 FDA의 멸균 보장수준에는 충족하나, 산업체 기준으로 비교하는 경우 어려움이 있을 수도 있었다.
국내의료기관 내 재처리 과정은 재처리 가능여부 판단-세척-포장, 중앙공급실의 멸균·세척을 거친다. 재처리 후 기능검사에서 육안으로 커브 확인·전기적 신호확인 등 대부분 미국과의 절차적 차이를 보였다. 멸균보장수준은 FDA에 버금가나 산업체 기준으로 비교는 어려움이 있을 수 있다.