본 연구는 최근 심미수복에 주로 사용되는CAD/CAM 세라믹 인레이와 각종 레진 시멘트간의 결합강도를 알아보고자 하였다. 원기둥모양의 세라믹블록(높이: 5 mm, 직경: 3 mm)을 Cerec3로 제작하고, 총 90개의 우식이 없는 대구치의 상아질표면에 세 종류의 레진시멘트(Unicem(R), Biscem(R), Variolink II(R))를 사용하여 각각 제조업체의 지시에 따라 접착했다. 90개의 시편을 레진 시멘트의 종류에 따라 3개의 군으로 나누고, 각 군의 절반은 5 - 55℃, 5,000 cycle 조건 하에서 thermocycling을 시행하였고, 다른 절반은 시행하지 않았다. 모든 시편은 결합강도를 측정하기 전에 37℃ 생리 식염수에 24시간 동안 보관되었다. 전단결합강도는 만능시험기를 이용하여 0.5 mm/min의 cross head speed로 측정하였다. 결과 값은 t-test 및 one-way ANOVA를 사용하여 통계 분석하였다. Unicem(R)군의 전단결합강도가 thermocycling 후에 약간 감소했으나 3 개의 군 중 가장 높은 결합 강도를 보였다. Unicem(R)및 Valiolink II(R)군의 전단결합강도가 thermocycling에 영향을 받았지만 Biscem(R)은 영향을 받지 않았다(P<.05). Thermocyling 전에는 3개의 군 간의 결합강도에 유의한 차이가 없었지만, thermocyling 후에는 Unicem(R)과 Valiolink II(R)군 간에 유의한 차이가 있었다(P<.05). CAD/CAM 세라믹 인레이 수복물을 치아에 접착할 때, etch-and-rinse 레진 시멘트인 Valiolink II(R)대신self-adhesive 레진 시멘트인 Unicem(R)과 Biscem(R)을 사용해도 임상적으로 유용하다.
이 연구는 최근 심미수복에 주로 사용되는CAD/CAM 세라믹 인레이와 각종 레진 시멘트간의 결합강도를 알아보고자 했다. 90개의 시편을 레진 시멘트의 종류에 따라 3개의 군으로 나누고, 각 군의 절반은 5 - 55℃, 5,000 cycle 조건 하에서 thermocycling을 시행하였고, 다른 절반은 시행하지 않았다.